II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 63^ 



von Altberg nicht versucht worden ist. Dieses Metall besitzt außer der 

 maximalen Wärmeleitfähigkeit noch andere Eigenschaften, die es hier 

 besonders geeignet erscheinen lassen: es schmilzt ziemlich schwer und 

 zeigt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Oxydation. — Die Elektroden 

 Avurden in derselben Form beibehalten, nur wurden die Stirnflächen in 

 Richtung der Achse durchbohrt und die entstehenden Öffnungen von 

 3 mm Durchmesser mit dünnem Silberblech — sehr hart gewalztes Blech 

 (800 Feingehalt) von 0.25 mm Dicke — verlötet. 



Die Versuche mit den so abgeänderten Elektroden ergaben sehr 

 günstige Resultate. Die Intensität ist bei frisch geputzten Elektroden- 

 flächen zwar nicht so groß als bei Verwendung von Messing; sie zeigt aber 

 dann eine sehr befriedigende Konstanz. Die Haltbarkeit der Elektroden 

 ist eine bedeutende, da die bei Silber sonst sehr lästige Zerstäubung 

 infolge der kleinen Funkenpotentiale und der intensiven Kühlung sehr 

 gering ist. 



Zur Kühlung diente Leitungswasser, das den Elektroden durch ge- 

 trennte Heberleitungen (Glas) aus einer großen Vorratsflasche zugeführt 

 wurde; dieselbe war zur Regulierung der Ausflußgeschwindigkeit als 

 Mariottesches Gefäß eingerichtet. Die Temperatur des Kühlwassers wurde 

 etwa 2° bis 3° C. unter Zimmertemperatur gehalten. 



Der Abstand der Elektroden wurde zwischen 0.1 und 0.6 mm variiert. 

 Zur Einstellung diente ein Satz dünner Blechstreifen, deren Dicke in Ab- 

 stufungen von 0.1 mm die gewünschten Abstände mit hinreichender 

 Genauigkeit ergab. 



6. Interferenzspiegel. Der von mir benutzte Interferenzspiegel 

 wurde nach eingehenden Modellversuchen vom Mechaniker des Instituts 

 konstruiert. Die wichtigsten Gesichtspunkte, die dabei maßgebend waren,, 

 sind folgende: 



1. dem beweglichen Spiegel eine sichere Führung zu geben, so daß er 

 in jeder Einstellung zu seiner Nullstellung möglichst parallel bleibt^ 



2. diese Einstellungen hinreichend genau ablesbar zu machen; 



3. den feststehenden Spiegel derart anzuordnen, daß er in der Null- 

 stellung mit dem beweglichen in eine Ebene gebracht werden kann. 

 Entsprechend der Energieverteilung im Strahlenbündel sind die beiden 



Spiegel als Quadrate von 4 cm Seitenlänge gearbeitet und an einem 

 soliden, gegossenen Rahmen übereinander angeordnet. Als Führung für 

 den oberen beweglichen Spiegel dient ein fest in seine hintere Fläche 

 eingelassener Stahlzylinder von 0.6 cm Durchmesser und 9.0 cm Länge. 

 Derselbe läuft in einer sehr genau gebohrten Messinghülse von 7 cm Länge, 

 so daß für die Verschiebung ein Spielraum von nahezu 2 cm zur Ver- 

 fügung steht. Die Verschiebung wird betätigt durch eine gute Stahlschraube 

 von 1 mm Ganghöhe; die Trommel ist in 100 Teile geteilt, gestattet also 

 hinreichend genaue Einstellungen und Ablesungen. Da aber auch die beste 



