^4 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Schraube seitliche Ausweichungen macht, die Neigungen ihrer Achse zur 

 Folge haben, ist die Schraube nicht fest mit der Führungsstange verbunden. 

 Vielmehr trägt diese an ihrem hinteren Ende ein eben abgeschliffenes 

 Kopfstück, das durch eine übergeschobene Spiralfeder mit mäßigem Druck 

 gegen das gerundete Ende der Schraube gepreßt wird. Dadurch überträgt 

 diese nur ihre achsiale Fortbewegung auf die Führungsstange, die sich dann 

 ohne Zwang in der Richtung der Buchse verschiebt. 



Der feststehende Spiegel wird gehalten durch drei eingenietete 

 Stahlzapfen. Diese tragen ebenfalls übergeschobene Spiralfedern, werden 

 dann durch entsprechende Bohrungen in der Stirnfläche des Rahmens 

 geführt und von hinten mit Schraubenmuttern angezogen. So kann inner- 

 halb kleiner Grenzen die Ebene des Spiegels in jede beliebige Lage und 

 Richtung eingestellt werden. 



Die Spiegelflächen sind aus Messing gefertigt, eben abgeschliffen und 

 auf Hochglanz poliert, so daß sie für das Auge schon ganz gute Spiegel- 

 bilder liefern. 



Zur Prüfung der Führung wurde an die bewegliche Platte ein guter 

 Glasspiegel gekittet und auf diesen, aus etwa 50 cm Entfernung, ein 

 Fernrohr mit Gaußschem Okular durch Autokollimation senkrecht ein- 

 gestellt. Die bei der Betätigung der Stellschraube auftretenden Neigungen 

 erwiesen sich als sehr gering; denn die scheinbaren Verschiebungen des 

 Fadenkreuzes gegen sein Spiegelbild betrugen höchstens 1 mm. 



Die Ganghöhe der Stellschraube wurde auf einer Teilmaschine mit dem 

 Normalmeter verglichen; als mittlerer Wert ergab sich 1.001 mm mit einem 

 möglichen Fehler von 0.002. 



Die Nulllage des beweglichen Spiegels wurde in der Mitte des ver- 

 fügbaren Spielraumes festgelegt und der feststehende Spiegel auf Koinzidenz 

 mit der Ebene des beweglichen eingestellt mit Hilfe einer geraden Metall- 

 schiene. Jede Unebenheit der zu prüfenden Fläche macht sich dadurch 

 bemerkbar, daß zwischen dieser und der darüber gelegten Schiene an der 

 betreffenden Stelle ein heller Lichtstreifen erscheint. Dieses Kriterium ist 

 sehr empfindlich und ermöglicht es, Fehler unter O.Ol mm noch mit 

 Sicherheit zu erkennen. 



Der so justierte Spiegel wurde dann auf dem horizontalen Spektro- 

 metertisch so aufgestellt, daß die Mittellinie seiner Nullebene in die Ver- 

 längerung der Spektrometerachse fiel. Die Einstellung senkrecht zum 

 Strahlengang wurde durch Autokollimation des Funkens, die Reflexions- 

 stellung durch Aufnahme der Intensitätsverteilung bei verschiedenen 

 Neigungswinkeln ermittelt; die Differenz der zugehörigen Winkelablesungen 

 ergab die Größe des Einfallswinkels zu 11° 6'. 



Die rein geometrische Justierung erwies sich auch hier als sehr 

 zuverlässig. Wurden nämlich die beiden Spiegelhälften abwechselnd ab- 

 geblendet, so ergaben die Ausschläge innerhalb der Fehlergrenzen überein- 



