II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 65 



stimmende Werte. Ein weiterer Beweis für die Güte der ganzen Anordnung 

 ist darin zu sehen, daß Differenzen von 0.02 mm in der Spiegeleinsteliung 

 noch eindeutig durch Intensitätsunterschiede zu erkennen sind, so daß 

 z. B. die Nullstellung noch innerhalb 0.04 mm angegeben werden kann. 



Bei allen Einstellungen des Spiegels wurde stets darauf geachtet, daß 

 die Endlage durch Drehung der Stellschraube in ein und demselben Sinne, 

 und zwar stets entgegen der Federkraft, erreicht wurde. 



Zur Berechnung des Gangunterschiedes, den eine bestimmte Ver- 

 schiebung a des Spiegels den beiden Hälften des Strahlenbündels erteilt, 

 muß berücksichtigt werden, daß die Strahlen nicht senkrecht auf den 

 Interferenzspiegel treffen. Eine einfache geometrische Überlegung zeigt, 

 daß der Gangunterschied s in einem unter dem Winkel i einfallenden 

 Strahlenbündel bestimmt ist durch: 



s = 2a • cos i. 



Daraus folgt für das Maximum m ter Ordnung: 



s = m • X = 2 am • cos i ; und : X = Vm * 2 a^ • cos i. 



Hier ist -^ i = 11" 6' und cos i = 0.98; man erhält also den Gang- 

 unterschied aus der verdoppelten Spiegelverschiebung durch eine Korrektur 

 von — 2 7o. 



Versuche und Versuchsergebnisse. 



Bei allen vorliegenden Beobachtungen handelt es sich um vergleichende 

 Messung der Intensitätswerte, die bei verschiedenen Anordnungen des 

 Apparates — bezw. Einstellungen des Interferenzspiegels — resultieren, 

 wenn die auf den Apparat entsandte Energie zeitlich konstant ist. Da 

 diese Forderung aber nicht mit der wünschenswerten Annäherung erfüllt 

 werden kann, ist es notwendig, die zeitliche Veränderung der auffallenden 

 Energie durch hinreichend zahlreiche Beobachtungen bei einer und der- 

 selben Einstellung (Nullstellung) zu registrieren und dann die beobachteten 

 Werte auf konstante Intensität dieser Nullstellung umzurechnen. 



Bei den vorliegenden Messungen wurden diese Kontrollbeobachtungen 

 stets ausgeführt, indem nach je 5 Ablesungen für verschiedene Einstellungen 

 die Intensität bei einer bestimmten Nullstellung (J^) gemessen wurde; als 

 solche wurde stets die Stelle maximaler Intensität gewählt, um eine 

 möglichst empfindliche Kontrolle zu haben. Aus den Kontrollwerten wurden 

 die Werte der Maximalintensität für die dazwischenliegenden Zeitpunkte 

 mit Benutzung der graphischen Darstellung interpoliert, und die zu diesen 

 Zeiten gemessenen Intensitätswerte in Prozenten der Maximalintensitat 

 ausgerechnet. 



Für jeden einzelnen Wert wurden dabei zwei Ausschläge abgelesen; 

 dies war schon deswegen notwendig, weil beim Kommutieren im Primär- 

 kreis zuweilen Unterschiede in der Energie des Induktors auftreten. 

 1911. 5 



