112 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



E. Ladenburg und E. Lehmann angegeben und dann von R. Abegg 

 und Johnson verbessert worden ist. Außerdem wurde noch eine 

 Kapillare B angeschmolzen, um die Größe der Dampfblase bei verschiedenen 

 Temperaturen messen und mit dem entsprechenden negativen Drucke 

 vergleichen zu können. 



Dieser Apparat, Tonometer genannt, wurde sorgfällig durch Ablesung 

 mit Fernrohr und Skala bei verschiedenen verminderten und erhöhten 

 Drucken dahin geprüft, ob die Drehungen des am Manometer A befestigten 

 Spiegelchens den Druckänderungen genau proportional sind. Es ergab 

 sich, daß diese Bedingung bei einer größeren Anzahl von Eichungen an 

 verschiedenen Tonometern meistens streng erfüllt ist. Die so geeichten 

 und gewogenen Tonometer wurden dann mit sorgfältig ausgekochtem 

 Wasser, Alkohol oder Äther durch die Kapillare B gefüllt und dann zu- 

 geschmolzen. Dann wurde die eingeschmolzene Flüssigkeitsmenge durch 

 Nachwiegen festgestellt und die Größe der in der Kapillare B enthaltenen 

 Luft-, bezw. Dampfblase bei einer größeren Reihe von Temperaturen 

 gemessen. Nach dem Erwärmen auf die Ausfüllungstemperatur des 

 Apparates wurde dann vollständige Adhäsion zwischen Glaswandung und 

 Flüssigkeit bewirkt und durch allmählige Abkühlung der negative Druck 

 hervorgerufen, dessen Größe für jede Temperatur durch Beobachtung der 

 Skalenverschiebung im Fernrohr gemessen wurde. Stellt man das 

 Tonometer im nichtgespannten Zustande im Fernrohr ein, so bleibt die 

 Skala während einer allmählichen Temperaturerhöhung längs A E G B (Fig. 3) 

 solange fast unverändert, bis in B die Ausfüllungstemperatur erreicht ist 

 und nun die eingeschlossene Flüssigkeit einen positiven Druck ausübt, der 

 sich durch die Skalenverschiebung B C zu erkennen gibt. Kühlt man nun 

 den Thermostaten, in dem sich das Tonometer befindet, langsam ab, so 

 geht der auf B C positive Druck beim Unterschreiten der Ausfüllungs- 

 temperatur in negativen über und die Skala läuft auf der Kurve B F D 

 entlang, bis in irgend einem Punkte unter lautem Knacken ein Bruch der 

 Flüssigkeit eintritt und die Skala z. B. von D nach E zurückspringt. 



Während mit demselben Tonometer stets dieselbe Kurve C B F D . . . . 

 durchlaufen wird, hängt der Endpunkt D, d. h. die Bruchtemperatur, von 

 Zufälligkeiten ab. Ein geringerer oder größerer Luft- und Staubgehalt 

 der Flüssigkeit, äußere Erschütterungen, rauhe Stellen im Tonometer 

 spielen dabei eine große Rolle. Es zeigte sich im allgemeinen, daß die 

 ersten Versuche in neuen Tonometern meistens die höchsten negativen 

 Drucke ergaben. Die folgenden Versuche führten fast regelmäßig zu 

 niedrigeren Werten. 



Die maximalen negativen Drucke, die beim Wasser beobachtet werden 

 konnten, betrugen ungefähr 30 Atm., bei Alkohol ungefähr 40 Alm., beim 

 Äther in einem Falle 72 Atm., beim nächsten Versuche mit demselben 

 Apparate nur noch 60 Alm., um dann noch weiter zu sinken. 



