IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 131 



Die Versuchsanordnung. 



Seit E. Ladenburg ^) ein Manometer aus einem spiralförmigen Glas- 

 gefäß mit elastisch deformierbaren Wänden konstruierte, sind von ver- 

 schiedenen Autoren ähnliche Apparate beschrieben worden. Bei allen 

 Versuchen, bei welchen es darauf ankommt, Drucke von Gasen, welche 

 Quecksilber angreifen, zu bestimmen, oder bei welchen man genötigt ist, 

 bei hohen Temperaturen zu arbeiten, ist ein solches Manometer unentbehrlich. 

 Bodenstein ^) war der erste, der Quarzglas zu diesem Zwecke benutzte; 

 doch ist die von ihm beschriebene Form gegen Erschütterung sehr 

 empfindlich und außerdem sehr zerbrechlich, wenn das Manometer auf 

 weniger wie 2 — 3 mm Hg empfindlich sein soll. 



Verfasser ist es gelungen, ein Quarzmembranmanometer zu kon- 

 struieren, welches bei einer Empfindlichkeit von Y^q mm Quecksilbersäule 

 einen Überdruck von 200 mm Quecksilbersäule auf die Membran verträgt, 

 ohne zerstört zu werden. Das Manometer ist bis 1100*' C. vollkommen 

 brauchbar; bei Temperaturen über 1200*^ C. jedoch fängt der Quarz an, 

 seine elastischen Eigenschaften zu verlieren, und die Membran kann daher 

 bei solch hohen Temperaturen nicht mehr benützt werden. 



Das Manometer ist in Fig. (II) abgebildet. Die Membran a wird 

 hergestellt, indem auf einer 3 mm starken Quarzröhre eine dünnwandige 

 Kugel geblasen wird, welche alsdann mit einer Stichflamme, wie gezeichnet, 

 abgeflacht wird. Auf der so erhaltenen Membran liegt mit sachtem Druck 

 das Quarzkügelchen b, welches an eine kleine planparallel geschliffene 

 Quarzplatte c angeschmolzen ist, auf. Durch einen etwa 1 mm langen 

 und 0,1 mm starken Quarzstab d ist das Kügelchen mit dem stärkeren 

 Quarzstab e verbunden, welcher seinerseits an das Rohr f fest ange- 

 schmolzen ist. Die Quarzplatte c wird möglichst senkrecht zur Achse 

 des Manometers justiert, so daß das Kügelchen b womöglich zentrisch auf 

 der Membran und in Berührung mit ihr liegt. Während des Justierens 

 wird durch Saugen ein geringer Unterdruck im Inneren des Manometers 

 verursacht, wodurch die Membran aus ihrer Gleichgewichtslage nach innen 

 verschoben wird. Läßt man nach vollendeter Justierung den Druck 

 sich wieder ausgleichen, so kehrt die Membran in ihre ursprüngliche Lage 

 zurück und schiebt das Quarzplättchen ein wenig nach außen. Hierdurch 

 wird die Elastizität des Quarzstäbchens d ins Spiel gebracht, wodurch 

 die Quarzplatte auch auf Bewegungen der Membran nach innen reagieren 

 kann. 



1) Ber. d. deutschen phys. Ges. 1906, 8, 20. 



2) Zeitschr. phys. Chem. 1908, 61, 457. 



