II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 133 



Bei dieser Einstellung macht sich die kleinste Bewegung des einen Bildes 

 als eine Diskontinuität in der Linie bemerkbar. 



Die zu untersuchende Substanz wird in das Gefäß 1 gebracht, 

 welches alsdann durch Anschmelzen an den mit Quecksilber gedichteten 

 Glas- und Quarzschliff s^ mit der Pumpe in Verbindung gebracht wird. 

 Die Hülse wird durch einen ähnlichen Schliff Sg mit dem Druckregulier- 

 apparat, welcher weiter unten beschrieben wird, verbunden. Der Apparat 

 wird alsdann evakuiert, wobei der Druck auf beiden Seiten der Membran 

 geraeinsam sinken muß, da diese einen Überdruck von mehr als etwa 

 200 mm Quecksilber nicht verträgt. Ist das nötige Vakuum erreicht, so 

 wird bei m abgeschmolzen und ein elektrischer Ofen über das Manometer 

 geschoben. Das Einlegerohr, welches in diesen Versuchen aus Feinsilber 

 bestand, um eine möglichst gleichmäßige Temperatur zu erzielen, ist in 

 der Fig. (II) durch die gestrichelte Linie angedeutet. 



Die Anordnung vor Beginn eines Versuches ist in Fig. (III) abgebildet. 

 Alle Hähne sind offen, und der Dreiweghahn hg wird so gestellt, daß das 

 Gefäß R durch den Calciumchloridturm C mit der Luft in Verbindung 

 steht. Alsdann wird durch Saugen an dem Hahn hj das Quecksilber in 

 das Gefäß Rg getrieben, bis dies ganz mit Quecksilber gefüllt ist. hj wird 

 nun geschlossen und der Dreiweghahn h^ um 180^ C gedreht, sodaß der 

 Apparat jetzt von der äußeren Luft abgeschlossen ist. Nun wird die 

 Kapselpumpe K in Gang gesetzt, wodurch der Druck in dem ganzen 

 Apparat in einigen Minuten auf weniger als Y^q mm sinkt. Sobald dieser 

 Zustand erreicht ist, wird das Innere des Manometers, welches die zu 

 zu untersuchende Substanz enthält, bei m mittels des Sauerstoffgebläses 

 abgeschmolzen. Die Hähne h^ und hg werden nun geschlossen, und der 

 Ofen, wie oben erw-ähnt, über das Manometer geschoben. Diese Operation 

 wird durch den Umstand wesentlich erleichtert, daß die Quarzröhren in 

 den Schliffen s^ und Sg auch im evakuierten Zustand gedreht werden 

 können, ohne daß Luft oder Quecksilber in den Apparat dringt. 



Bei Dampfdruckmessungen wird die Temperatur durch ein Platin- 

 widerstandsthermometer in der Stellung t^ (Fig. II) gemessen. Um das 

 Niederschlagen von Kristallen der Substanz auf die Membran zu verhindern, 

 wird ein kleiner Heizkörper, H, der durch die gestrichelte Spirale in 

 Fig. (II) angedeutet ist, vor der Membran in den Ofen gebracht, wodurch 

 dieses Ende des Ofens auf eine etwas höhere Temperatur gebracht wird. 

 Der kleine Heizkörper besteht aus einer in feuerfeste Porzellanmasse ein- 

 gebetteten Platindrahtspule, die parallel zur Achse einen Ausschnitt besitzt, 

 in welchen das Quarzrohr q hineinpaßt. Die Spule muß also parallel und 

 nicht wie gewöhnlich senkrecht zur Achse gewickelt werden. Die kälteste 

 Stelle des Manometers ist die äußerste Spitze m des Quarzrohres r. Dem- 

 gemäß sublimiert die zu untersuchende Substanz hierher, sobald der Ofen 



