II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 135 



weiter unten an der Hand der einzelnen Bestimmungen besprochen 

 werden. 



Vor Beginn der Messung wird der Hahn hg Fig. (III) geschlossen, und 

 durch das Evakuieren ist nun das Quecksilberniveau in den beiden Ge- 

 fäßen R, und R2 gleich geworden. Sobald sich ein Ausschlag der Membran 

 zeigt, wird durch vorsichtiges Drehen des Dreiweghahnes hg ein wenig 

 Luft in das Gefäß Rj gebracht, bis das Niveau des Quecksilbers um einige 

 Zentimeter gefallen ist. Wurde aus Versehen zu viel Luft hereingelassen, 

 so dreht man den Dreiweghahn zurück und entfernt Luft mittelst der 

 Kapselpumpe, bis der gewünschte Druck in Rj erreicht ist. Erst jetzt 

 wird der Hahn hg vorsichtig geöffnet, wodurch Luft in die Hülse des 

 Manometers hineingelassenwird, bis dieMembran wieder in dieNulllage zurück- 

 gebracht ist. Auf diese Weise ist ein zu plötzliches Erhöhen oder Erniedrigen 

 des Druckes, wodurch die Membran gefährdet wäre, unmöglich gemacht. 



Die Temperatur in dem Ofen wird bei jeder Druckmessung durch 

 Regulierung des Heizstromes mindestens 10 Minuten lang innerhalb eines 

 halben Grades konstant gehalten, wonach die Membran durch Regulierung 

 des äußeren Druckes genau in die Nulllage zurückgebracht wird. Die 

 Höhe der Quecksilbersäule im Manometer gibt dann den Druck im Innern 

 des Quarzmanometers an. Der Druck kann auf diese Weise mit Leichtig- 

 keit auf 0,5 mm abgelesen werden, was für solche Messungen im allge- 

 meinen vollkommen ausreicht. Mit einiger Sorgfalt könnten die Fehler 

 auf Vjo mni Quecksilbersäule herabgedrückt werden. 



Bestimmung des Dampfdrucks des Salmiaks. 



Mit dieser Substanz wurden mehrere Bestimmungen ausgeführt, wobei 

 einige UnvoUkommenheiten des Apparates entdeckt und verbessert wurden. 

 Bei dem ersten Versuch wurde ein Kahlbaum Ph. G. IV Präparat benutzt, 

 welches durch nochmalige Sublimation gereinigt wurde. Für die anderen 

 Bestimmungen wurde der reinste Kahlbaumsche Salmiak verwendet, welcher 

 ebenfalls durch Sublimation gereinigt wurde. 



Die ersten Versuche wurden ohne den kleinen Heizkörper gemacht, 

 wobei sich Salmiakkristalle auf die Membran niederschlugen. Das Thermo- 

 meter wurde deshalb neben die Membran gebracht, doch war das Tem- 

 peraturgefälle an dieser Stelle so groß, daß Fehler von ^^ 2*^ C nicht 

 vermieden werden konnten. Auch verhinderten die anhaftenden Kristalle 

 die freie Bewegung der Membran, wodurch unter Umständen Fehler von 

 beinahe 5 mm Quecksilbersäule hervorgerufen werden konnten. Beide 

 Fehlerquellen wurden durch Verwendung des Heizkörpers vollkommen beseitigt. 



Der Salmiak wurde mittelst einer langen Kapillare direkt in das Mano- 

 meter hineinverdampft, während dieses in dem elektrischen Ofen auf etwa 400^0 

 erhitzt wurde. Auf diese Weise konnte das Manometer, welches vorher 



