136 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



sorgfältig mit Chromsäuremischung gereinigt wurde, auch noch mit dem 

 heißen Salmiakdampf bespült werden. Während der Dampf noch lebhaft 

 durch die Kapillare strömte, wurde diese schnell aus dem Manometer 

 herausgezogen. Das Manometer wurde nun aus dem Ofen entfernt, wonach 

 sich der Salmiak in richtiger Menge zu einer Dampfdichtebestimmung 

 an die Wände des Gefäßes kondensierte. 



Nun wurde das Manometer in der abgebildeten Weise, Fig. (III), mit 

 dem Druckregulierapparat in Verbindung gebracht. Nachdem das Vakuum 

 hergestellt war, wurde der Salmiak in dem Manometer durch Fächeln mit 

 einer Flamme einige Male hin und her sublimiert, um etwa absorbierte 

 Gase zu entfernen. Jetzt wurde bei m abgeschmolzen und die Bestimmung, 

 wie oben beschrieben, durchgeführt. 



Bei einer Temperatur, die je nach der Menge des eingeführten 

 Salmiaks höher oder niedriger ausfällt, ist der Salmiak vollkommen ver- 

 dampft, und man erhält bei weiterer Erhitzung einen gradlinigen Verlauf 

 der Drucktemperaturkurve, wie es einem überhitzten Dampfe entspricht. 



Nach Vollendung der Messung kehrte die Membran stets genau in die 

 Nulllage zurück, sofern sich keine Kristalle auf derselben niedergeschlagen 

 hatten. Bei den ersten Versuchen, welche ohne den kleinen Heizkörper 

 ausgeführt wurden, blieb nach dem Erkalten immer ein Ausschlag des 

 Lichtbildes bestehen, welcher aber immer durch Vertreiben der Kristalle von 

 der Membran mittelst einer Bunsenflamme beseitigt werden konnte. Es 

 wurde niemals eine permanente Verschiebung des Nullpunktes, wie sie 

 einer bleibenden Verbiegung der Membran oder absorbierten Gasen im 

 Salmiak zuzuschreiben wäre, beobachtet. 



Fehlerquellen bei der Temperaturmessung. 



Die verwendeten Widerstandsthermometer waren von der gewöhnlichen 

 Form, wie sie von der Firma W. C. Heraeus in Hanau a. Main geliefert 

 werden. Sie bestehen aus einer 20 mm langen Platindrahlspule; nach 

 der Methode von Haagen*) ist der Platindraht vollkommen in Quarzglas 

 eingebettet. Die Zuleitungen bestanden aus Golddraht, und ihr Widerstand 

 ist gegen den des Platindrahtes zu vernachlässigen. 



Der Widerstand wurde mit der Wheatstoneschen Brücke und Galvano- 

 meter bestimmt. Die Brücke war von der von Kohl rausch beschriebenen 

 Walzenform und wurde mit Verlängerungswiderständen benützt, sodaß ein 

 Skalenteil 0,7« bei 550° C und 0,8" bei 360» C entsprach. Die Temperatur 

 konnte also auf ungefähr ein Zehntel Grad genau geschätzt werden. Die 

 Anordnung wurde mit einem geeichten Rheostaten geeicht, sodaßj die 

 Widerstandsmessungen auf 0,01 Ohm genau sind. 



1) Zeitschr. f. angew. Chem. 20, 565. 



