II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion 137 



Die Temperaturen wurden nach der Eichtabelle, welche mit den 

 Thermometern von Heraeus geliefert wird, aus den Widerständen be- 

 rechnet. Die Anordnung wurde bei 0^ C mit schmelzendem Eise in einem 

 Dewarschen Gefäß geprüft. Es ergab sich der Widerstand des einen 

 Thermometers zu 24,93 Ohm, der des anderen zu 25,01 Ohm. Die Ab- 

 weichung von 25 Ohm wurde bei der Berechnung der Temperaturen be- 

 rücksichtigt. 



Das Temperaturgefälle im Ofen wurde bei drei verschiedenen Tempe- 

 raturen bestimmt. Hierbei blieb das eine Thermometer während der 

 Messung ständig in der Mitte des Ofens, während das andere, welches ur- 

 sprünglich auch in der Mitte war, nach und nach um bekannte Strecken 

 herausgezogen wurde. Beide Thermometer waren durch eine Wippe mit 

 der Brücke verbunden, sodaß sie gleich hintereinander abgelesen werden 

 konnten. Während der Messung wurde die Temperatur des Ofens mög- 

 lichst konstant gehalten, doch wird die Genauigkeit der Bestimmung durch 

 eine langsame Änderung der absoluten Temperatur im Ofen nicht beein- 

 trächtigt, da es sich hier immer nur um Temperaturdifferenzen handelt. 



Das Gefälle muß immer, indem das Thermometer von der Mitte nach 

 außen bewegt wird, gemessen werden und nicht umgekehrt, da das Herein- 

 bringen des um einige 100® kälteren Thermometerrohres das Gefälle im 

 Ofen ändert, und die Störung trotz der guten Leitfähigkeit des Silberrohres 

 ziemlich langsam verschwindet. 



Die erhaltenen Resultate sind in Tabelle I angegeben und in den 

 Kurven Fig. (IV) graphisch dargestellt. 







Tab 



eile I. 







t = 



3640 C 



t = 



4550 c 



t = 



5730 C 



I 



II 



I 



II 



I 



11 



cm 



oc 



cm 



«C 



cm 



«C 



— 6,8 



- 5,0 



— 6,3 



— 5,3 



- 6,5 



- 6,4 



— 3,5 



- 2,2 



— 4,6 



- 3,2 



— 4,5 



— 3,9 



- 1,1 



— 0,9 



— 2,0 



— 1,3 



- 2,0 



- 1,9 



— 0,4 



zt 0,0 



— 0,5 



— 0,5 



- 0,4 



dz 0,0 



+ 1,6 



± 0,0 



— 0,5 



- 0,2 



— 0,3 



=t 0,0 



+ 3,0 



± 0,0 



+ 2,2 



+ 0,1 



+ 2,0 



— 0,2 



+ 6,5 



+ 0,2 



+ 5,6 



— 0,1 



+ 5,2 



- 1,3 







+ 7,7 



— 0,9 



+ 8,5 



- 2,6 



In den Spalten I Tabelle I sind die Entfernungen zwischen dem 

 Mittelpunkt des Ofens und dem Mittelpunkt des beweglichen Thermometers 

 angegeben. Hierbei wurden Entfernungen in der Richtung nach dem 

 Heizkörperchen zu positiv und in der entgegengesetzten Richtung negativ 



