138 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



gerechnet. In den Spalten II sind die entsprechenden Temperaturdifferenzen 

 angegeben. In Fig. (IV) sind als Abscissen die Entfernungen vom Mittel- 

 punkte des Ofens in Zentimetern, und als Ordinaten die Temperatur- 

 differenzen in Grad Celsius aufgetragen. 





1 ./ 



ti 





cx, 



I 





b 









>* 



^ ) 



\ 





1 ^-^ 



\ 





-70 



_^ 



r 











+ i 



' n 





+ 70 





r 









4^ 



«1 



--^ ^ 





~^ ^ - ^ 



~" ~v,. 













y 





/ 



3 

















y 





P 





1, 

















/ 



,^ 1 





?.^ 









X'fso» 



V537<= 







Fig. (IV). 



Durch einen Vergleich mit Fig. (II) werden die Lagen des Manometers 

 und der Thermometer in bezug auf das Temperaturgefälle ersichtlich. 

 a& Fig. (IV) gibt die Lage des Gefäßes 1 Fig. (II) an, t^ ist die Lage des 

 Thermometers bei einer Dampfdruck-, t^ bei einer Dampfdichtebestimmung. 

 Bei 360" wird die Abkühlung auf der positiven Seite durch das Heiz- 

 körperchen genau kompensiert. Bei 450° ist das Heizkörperchen nicht 

 mehr imstande, die Abkühlung zu verhindern, und die Temperatur fällt 

 ein wenig nach der positiven Seite zu, bleibt aber trotzdem immer um 

 einige Grad Celsius höher als auf der negativen Seite, sodaß sich keine 

 Kristalle auf die Membran niederschlagen können. Bei 537" ist der Verlauf 

 ähnlich mit einem stärkeren Gefälle nach beiden Seiten. 



Bei den Dampfdruckmessungen ist demnach das Thermometer im 

 schlimmsten Falle an einer Stelle, wo das Gefälle im Ofen 1° pro Zenti- 

 meter beträgt. Das eine Ende der Platinspule ist dabei um 1° höher, das 

 andere um 1° tiefer als der Mittelpunkt, in dessen unmittelbarer Nähe 

 sich die Substanz befindet. Da sich beide Fehlerquellen kompensieren 

 ist der wirkliche Fehler sicher nicht mehr wie it 0,5°. 



Bei den Dampfdichtebestimmungen ist zwar das Thermometer an einer 

 Stelle, wo das Gefälle viel kleiner ist, doch da Teile des Manometergefäßes 

 auch an Stellen tieferer Temperatur sind, wird die abgelesene Temperatur 

 etwas zu hoch ausfallen. Es wurde deswegen bei der Molekulargewichts- 



