146 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Die Stelle, welche bei der eben beschriebenen Messung mit dem Knallgas- 

 gebläse abgeschmolzen wurde, umhüllte ich jetzt mit dem 8 cm weiten 

 Glasgefäß a Fig. (VIII). Dieses Gefäß tauchte an seinem unteren Ende in 

 das mit Quecksilber gefüllte Gefäß b ein; an seinem oberen Ende endete 

 das Gefäß a in ein Quecksilbergefäß c, welches durch ein 14 mm weites 

 und 25 cm langes Rohr d mit a verbunden war. Der Raum zwischen 

 dem Glasrohr d und dem Quarzzuleitungsrohr des Manometers e wurde 

 von einem Eisenrohr f, welches mit einem Spielraum von ungefähr Yio ™™ 

 hineinpaßte, ausgefüllt. Das Eisenrohr konnte in dem Rohr d, und das 

 Quarzrohr in dem Eisenrohr auf und ab bewegt werden. Das Eisenrohr 

 paßte straff in das obere Ende des Kupferrohres g, in dessen unterem 

 Ende das in der Mitte auf einer Strecke von 3 cm Länge auf 0,5 mm 

 Wandstärke abgedrehte Kohlenrohr h eingeklemmt wurde. Das untere 

 Ende des Kohlenrohres wurde ebenfalls in ein kurzes Kupferrohr i, 

 welches auf dem Boden des Gefäßes b aufsaß, eingeklemmt. Trotz der 

 freien Zwischenräume zwischen den Glas-, Quarz- und Eisenröhren lief 

 das Quecksilber in dem Gefäß c nicht aus, da es durch die Oberflächen- 

 spannung, nachdem es einige Zentimeter in die Zwischenräume einge- 

 drungen war, zurückgehalten wurde. 



In das Quecksilber in c und b tauchten starke Kupferzuleitungen 

 ein, wodurch der Strom zur Heizung des Kohlenrohres zugeführt wurde. 



Die Luft in dem Gefäß a ist nur mit Glas, Quarz und Metall in Ver- 

 bindung und kann deshalb sehr gut getrocknet werden. Die Trocknung 

 wird durch kleine mit Phosphorpentoxyd gefüllte Quarzschiffchen k, welche 

 auf der Quecksilberoberfläche schwimmen, besorgt. 



Am Anfang wurde das Kohlenrohr auf Rotglut erhitzt, und ein 

 trockener Luftstrom, welcher durch das Phosphorpentoxydrohr 1 eingeführt 

 wurde, durch das Gefäß geleitet; die Luft entwich durch das Quecksilber 

 in c. Die Kupferröhren waren beide geschlitzt, sodaß die trockene Luft 

 auch in das Innere des Kohlenrohres eindringen konnte. 



Der Zwischenraum zwischen dem Gefäß b und dem Quarzrohr des 

 Manometers wurde mit einem Gummistopfen m geschlossen. 



Bei der Aufstellung des Apparates sind die Phosphorpentoxydröhren 

 n und noch nicht an das Quarzrohr e angeschmolzen, sodaß die ver- 

 schiedenen Röhren über e von oben aufgesetzt werden können. 



Das Gefäß b wurde auf einem starken Holzgestell montiert und die 

 Hülle a in einem Eisenring aufgehängt; um ein Springen der Glashülle 

 zu vermeiden, wurde sie mit Drahtnetz umgeben. 



Zum vollständigen Evakuieren des Manometers diente eine Queck- 

 silberpumpe, welche vollständig aus Quarzglas hergestellt war. Sie ist in 

 Fig. (VIII) abgebildet und wird weiter unten beschrieben werden. 



Da das Phosphorpentoxyd bei der Anordnung des vorigen Versuches 

 während der Sublimation in Vakuo leicht in das Manometer geschleudert 



