148 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur, 



Der Vierweghahn z ist in der gezeichneten Stellung und verbindet 

 durch das Rohr k die Quecksilberpumpe und das Quarz-Manometer mit 

 der Kapselpumpe. 



Nun wird wie bisher der gesamte Apparat mit der Kapselpumpe 

 soweit wie möglich ausgepumpt. Alsdann wird der Hahn x sowie der 

 Hahn h^ der Fig. (III) geschlossen. Jetzt wird der Vierweghahn z um 

 180° gedreht, wodurch die in dem Gefäß G befindliche Luft das Queck- 

 silber in das obere Gefäß t drückt und zuletzt die in ihr enthaltene Luft 

 durch die Kapillare v in die Kugel w treibt. Durch nochmaliges Um- 

 stellen des Vierweghahnes füllt sich das Gefäß G mit Luft, während 

 gleichzeitig die Kapselpumpe das Gefäß u von neuem evakuiert. Hier- 

 durch sinkt das Quecksilber in das untere Gefäß u und der Vorgang 

 beginnt von neuem. 



Nach mehrmaliger Wiederholung dieses Prozesses sammelt sich in 

 der Kugel w so viel Luft an, daß die Gefahr besteht, daß das Quecksilber 

 aus der Kapillare in t verdrängt werden könnte. Um dies zu vermeiden, 

 wird die Kugel w durch Öffnen des Hahnes x, während z in der ge- 

 zeichneten Stellung ist, mit der Kapselpumpe ausgepumpt. Das Pumpen 

 wird einmal unterbrochen, um das Quecksilber zum Sieden zu erhitzen, 

 und die letzten Spuren von Gasen zu entfernen. 



Nach dem Kaltwerden erreicht man in kurzer Zeit das höchste 

 Vakuum. 



Bestimmung des Dampfdrucks und des Molekulargewichts 



von Arsen. 



Das benutzte Präparat stellte mir Herr Professor K. Friedrich 

 in liebenswürdiger Weise zur Verfügung. Es war ein besonders reines, 

 von der Fa. de Haen Chemische Fabrik List, Seelze bei Hannover für seine 

 Messungen über das Kupferarsenschmelzdiagramm hergestelltes Präparat, 

 welches 0,012 % Glührückstand enthielt. 



Da Arsen schon bei gewöhnlicher Temperatur langsam von der Luft 

 zu arseniger Säure oxydiert wird, wurde ein großer Kristall gespalten, 

 von seiner frischen Oberfläche kleine Stückchen abgebrochen und auf 

 ^/lo Milligramm genau abgewogen. Die abgewogene Menge sublimierte ich in 

 Vakuo in einem kleinen Quarzröhrchen hin und her und brachte sie 

 zuletzt in das äußere Ende des Röhrchens, wo sie nochmals vorsichtig 

 bis zu der anfangenden Verdampfung erhitzt wurde. Alsdann schmolz ich 

 dicht bei dem Arsen ab, wodurch es von etwa vorhandener arseniger 

 Säure getrennt wurde. 



Die so erhaltenen Röhrchen wurden unmittelbar vor dem Versuch 

 aufgebrochen und schnell in das Manometer gebracht, welches dann gleich 

 mit dem Druckregulierapparat in Verbindung gesetzt und evakuiert wurde. 

 Das ganze Manometer wurde mit Ausnahme der Stelle, wo sich das Arsen 



