Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Eine Materialprüfungsmaschine für Zug-, Druck- und Biegungs- 

 festigkeit, mit 30000 kg größter Zugkraft", dazu Einrichtungen zur Deh- 

 nungsmessung, u. a. einen Spiegelapparat, System Martens, für Elasti- 

 zitätsmessungen. 



Eine kalorimetrische Bombe nach Kroeker zur Bestimmung des 

 Heizwertes fester Brennstoffe, mit Zubehör. 



Ein Junkers-Kalorimeter zur Bestimmung des Heizwertes von Gasen. 



Ein Orsatapparat zur Rauchgasanalyse. Verschiedene Pyr ometer; 

 Instrumente zur Zu gm essung am Kessel; 5 Indikatoren verschie- 

 dener Systeme für die Untersuchung der Dampf- und Gasmaschine. 

 Manometer, Vakuumeter, Thermometer, Tachometer, Hub- 

 zähler für die verschiedenen Zwecke. 



Ein Schneckengetriebe, dessen Wirkungsgrad mittels eines 

 Riemendynamometers und eines Bremszaums bestimmt 

 werden kann. 



Eine doppelt wirkende Kolbenpumpe für eine Wasserlieferung 

 bis 1 cbm in der Minute, deren Druckleitung in ein im Turme des 

 Laboratoriumsgebäudes in 15 m Höhe aufgestelltes eisernes Bassin von 

 8 cbm Inhalt führt. Der Antrieb erfolgt durch ein abschaltbares Lenix- 

 get riebe von der Transmission aus. 



Ein Pulsometer für 100 — 200 1 minutl. Lieferung, das mit redu- 

 ziertem Dampf vom Kessel betrieben wird und das Wasser ebenfalls auf 

 den Turm drückt. 



Eine kleine Saugstrahlpumpe zur Entwässerung des Pumpen- 

 grabens. 



Eine Wasserturbine (Francisturbine) mit wagrechter Welle, für 

 ein Gefälle von 4 m, mit ca. 2,6 m Sauggefälle und 1,4 m Druckgefälle. 

 Normale Wassermenge 116 Liter in der Sekunde. Umdrehungszahl 

 427 in der Minute. Leistung gegen 5 PS an der Bremse. In dem Unter- 

 wassergraben ist ein Meß-Überfall eingebaut. Die Turbine sitzt in einem 

 eisernen Bassin mit anschließendem eisernem Oberwassergerinne. 



Der Wasserspiegel im Obergraben wird durch eine Zentrifugal- 

 pumpe für 7 cbm Wasser in der Minute auf gleicher Höhe gehalten. 

 Beim Betrieb der Turbine macht das Wasser den folgenden Kreislauf: 

 Vom Obergraben durch die Turbine, ihr Saugrohr und den ausgemauerten 

 Untergraben zu dem etwa 6 m abliegenden Meß-Überfall. Über diesen in 

 einen vertieften Graben, von dem aus es unterirdisch durch eine Tonrohr- 

 leitung von 450 mm Durchmesser dem noch tieferen Sumpf der Zentrifugal- 

 pumpe zuläuft. Diese fördert das Wasser von hier aus etwa 5 m hoch 

 in das Oberwassergerinne. Die Bewegung der immerhin bedeutenden 

 Wassermenge von 7 cbm in 1 Minute auf dem kleinen Räume geht ohne 

 Schwierigkeiten vonstatten. Die Turbine zeigt den für ihre Abmessungen 

 hohen Wirkungsgrad von 81 %. 



