solare e la lastra dagherrotipica; ma non bisogna dimenticare, dice l'A., che E 6 
RASSEGNE 
ma siccome la riproduzione fotografica delle immagini microscopiche offre dt — 
ficoltà che non si incontrano nella fotografia ordinaria, il mierografo ha dovuto 
escogitare metodi speciali, che corrispondessero al suo intento. 
E nuovi metodi, e nuovi apparecchi fotomicrografici vengono continuamente = |. 
descritti nei periodici di micrografia, nonchè negli Atti delle accademie scien- E 
tifiche. Tra i periodici, basta consultare la Zeitschrift für wissenschaftliche EE 
Mikroskopie redatta dal Brurens ed il Journal of the Royal EE de 
Society di Londra, senza contare numerosi altri del genere. — 5 
Ma veri trattati completi di fotomicrografia, dopo quello del MorressieR (La Ee 
Photographie appliquée aux recherches micrographiques, Paris, 1866), tradotto 
-~ anche in tedesco dal BENECKE, non ne sono comparsi altri. (Vedasi in proposito Em 
anche il citato Journal of the R. Micr. Soc., 1887, pag. 473). Giunge quindi 
opportuno il libro del D.” NeuHAUSS, del quale ci occupiamo. 
Nella prima parte del libro l'autore tratta dell'apparecchio fotomierografico, ci; ^. 
e comincia colla storia dei principali apparecchi immaginati e costrutti, da ` ? 
quello del farmacista Mayer di Francoforte s. M. (1844), ai più recenti e pe <<: 
fetti di Zeiss e di altri costruttori. ; SC 
Il primo tentativo fu fatto dal Donné a Parigi, nel 1840, col microscopio ; 
molto tempo prima della scoperta di DAGUERRE, Davy aveva tentato di pro- F 
durre immagini, per mezzo del microscopio solare, sulla carta bagnata d'una Rer 
soluzione di sale d’argento; egli però non conosceva il modo di fissare le im- Ze 
| magini. Ma il primo che applicò la camera oscura direttamente al microscopio z 
| ordinario fu il citato MAYER. € 3 
Non seguiremo l A. nella descrizione dei singoli apparecchi, ma noteremo SU 
come gli apparecchi più comodi e più perfetti sono quelli orizzontali, per cui A 
il microscopio dovrà «essere da piegarsi ad angolo retto sul suo piede; l’appa-. 
recchio verticale, se applicato direttamente al microscopio lo danneggia col suo — 
peso, ed in ogni caso è incomodo per la osservazione, messa in fuoco, ecc.; E 
tuttavia in alcuni casi, quando cioè il preparato è di tal natura da non potersi — 
collocare verticalmente, è inevitabile l'uso dell'apparecchio verticale, che non" 
. dovrà però appoggiare direttamente sul microscopio, ma avere un sostegno pro- 
. prio. É poi necessario poter collegare. la camera oscura in modo stabile col tubo. 
del microscopio, pure permettendo a questo piccoli spostamenti per mezzo della 
| vite micrometrica; questa deve potersi manovrare a distanza, cioè mentre l'os- 
sorvatore ha l'occhio alla camera oscura. L' e più completo e San per- 
