senza i dubbio quella ok di ZEISS, ma costa enormemente. . Egli co- 
siruisce peró anche dei modelli pià piecoli (cosi detti modelli FRANCOTTE). L'A 
poi trova che nei casi ordinarii si può far benissimo con un Dee 
ECKE che abbia il piede da piegarsi, applicandovi una camera oscura da 
N viaggiatori (Turisten-Kamera) del formato di 13X21 cm. 
Quanto al microscopio, una delle principali condizioni cui esso deve soddisfare ` ` 
È è che l'asse del tubo sia perfettamente perpendicolare al tavolino porta-oggetti, 
pasa senza di che la immagine può risultare metà nitida e metà confusa; e questa. | 
condizione sì verifica difficilmente nei microscopii non costruiti apposta per la S 
| fotomicrografia. Deve poi esser perfetta la vite mierometrica, e non avere il 
così detto passo-morto.. Sono da escludere i revolvers pel cambio degli ogget- 
divi, ‘e di tutti i sistemi il migliore è quello a slitta adottato dallo Zerss. È poi 
S opportuno. che il microscopio sia provvisto di un tavolino mobile (carretto), ed 
avere un cercatore o un apparecchio da contrassegnare i preparati. 
. Nella seconda parte si occupa del sistema delle lenti, cioé dell'oggettivo e 
dell’ oculare, Richiama le nozioni generali, riferendosi ai classici e recenti 
trattati di microscopia del DIPPEL e del BEHRENS, e tratta brevemente del- 
Y apertura, dei poteri risolvente, penetrante e di una. e dell' acroma- 
tismo, accennando ai nuovi sistemi; con lenti di esi i così i detti apocromatici 
. di Zeiss. M 
Per quanto riguarda È proiezione dell' immagine sono da e: molte 
cose. È necessario che il tubo del microscopio non sia molto stretto per evitare ` 
le riflessioni interne; si potrebbe proiettare l'immagine per mezzo del solo 
oggettivo, ma allora secondo la distanza della lastra da impressionare, bisogna. 
| variare la distanza dell'oggetto, e d'altra parte i buoni oggettivi sono corretti i S 
D per una data lunghezza di tubo, non solo, ma vanno accoppiati ai rispettivi ` 
È oculari, - se si vuole l'immagine perfetta. Di più, siccome per la fotografia è 
| estremamente necessaria la coincidenza dei fuochi ottico e chimico, gli ogget- ` 
tivi per scopo. fotografico si sogliono costruire apposta. E questi si possono ` 
usare anche senza oculare, purchè si proietti T immagine sempre ad una de- 
terminata distanza, corrispondente alla lunghezza del tubo. Per ottenere im 
` magini a maggior distanza si sono usati varii cel ma oggigiorno lo Zeiss 
costruisce appositi oculari da proiezione. 
La differenza dei fuochi, chimico ed ottico, costituisce un problema diko 
grande. importanza in fotografia, oggigiorno felicemente risolto, ie ai recenti i 
prog fi ud dare dei Sistemi ottici, 
