i J. WESTMAN, MESURES DE L INTENSITE DE LA RADIATION SOLAIRE. 



sieurs reprises, et surtout pendant Thiver, par un temps calme ou par un vent faible, 

 j'ai pu constater un affaiblissement de Tintensité de la radiation solaire du ä la 

 fumée des cheminées et ä la vapeur d'eau condensée qui s'échappaient de la ville, 

 tandis que le vent fort, au contraire, balayait en grande partie les produits de com- 

 bustion de maniére a rendre la couche la plus basse de Tatmosphére plus pure que 

 par les temps d'accalmie. Quand le ciel était le plus clair et qu'il n'v avait pas de 

 voiles minces de nuage autour du soleil, les variations accidentelles de Ténergie me- 

 surée étaient petites. On peut inférer de la que les perturbations causées par le voi- 

 sinage de la ville ont été petites aussi, et que, si les valeurs trouvées sont néces- 

 sairement un peu plus petites que si le lieu d'observ"ation avait été éloigné de quel- 

 ques kilométres de la ville, cet affaiblissement de Fénergie ne dépasse pas, en general, 

 une centiéme de Tintensité mesurée. En cas d'exception 1' affaiblissement a été plus 

 important, comme on le verra dans ce qui va suivre (Tableau 4). 



Les mesures n'ont été effectuées que lorsque la partie du ciel environnant le 

 soleil a été libre de voiles de Ci. et de Ci.-S., visibles a Toeil nu. Des que. au cours 

 des mesures, de tels voiles ont été observés, j'ai en general suspendu le travail, ou 

 bien j'ai marqué d'un astérisque les valeurs obtenues. 



2. Instruments de mesure. 



Toutes les mesures de Tintensité calorifique de la radiation solaire ont été ef- 

 fectuées au moyen d'un pyrhéliométre de compensation électrique d' Ångström n" XIV. 

 Pour mesurer Tintensité du courant compensant, j"ai employé un milliampére-métre 

 de precision de Siemens & Halske n" 34396, et pour déterminer Tégalité de la tem- 

 pérature des bändes absorbantes du pyrhéliométre, je me suis servi d'un galvano- 

 métre apériodique du type d'Arsonval. Ces instruments sont les mémes dont je me 

 suis servi en 1899 et en 1900 pour mesurer Tintensité calorifique de la radiation so- 

 laire a la baje de Treurenberg, Spitzberg ('f = 79° 55'. i et X = l''7"'26' est de Green- 

 wich).^ 



Pour ce qui concerne le principe de la méthode de mesure, je renvoie aux ou- 

 vrages de M. Ångström." On trouve dans mon mémoire qui vient d'étre cité la de- 

 scription du pyrhéliométre employé. L'intensité calorifique Q de la radiation solaire 

 se calcule d'aprés la formule 



(1) (> = 72,6 . r . ^"" gramme-calories par minute et par cm^ 

 ou i est Fintensité du courant compensant en amperes et qu'on a 



(2) r = 0.34i7 (1 + 0.00325^) (l + 0.48r) ohm. 



1 Westman, J. : Mesures de riutensité de la radiation solaire faites en 1899 et en 1900 ä la station 

 d'hiverna.ge suédoise ä la baie de Teeueenbeeg, Spitzbekg (Missions se. pour la mesure d'un are de méridien au 

 Spitsberg, Stockholm 190ö). 



^ Ångström, Knut: Ueber absoluta Bestimmungen der Wärinestrahluug mit dem elektrisclien Compensa- 

 tionspyrheliometer (Ami. der Physik imd Cliemie, Bd. (57, 1899). — Intensité de la radiation solaire ä diflerentes 

 altitudes. Reeberehes faites ä Ténérifte 1895 et 1896 (Nova Acta Reg. Soc. se. Ups., Upsala 1900). 



