KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 42. N:0 4. 5 



Ces constantes sont les mémes que celles dont je me suis servi en calculant la serie 

 des mesures pyrhéliométriques de Treurenberg. 



La correction du milliampére-métre n" 34396 a été déterminée par comparaison 

 avec un voltamétre å azotate d'argent aux traits de division 60, 80, 100 et 120 de 

 Féchelle (Tableau 1). Afin de déterminer la variation de cette correction avec la 



Tableau 1. — Correction As du milliampére-métre n" 34396. 









Trait de division du 



milliampére-métre 









Dat.e,1901 



60 



80 i 



100 ! 





120 



de me- 





/\ s 



t 



As t 



A« i ' 



A« 



t 



sures 1 



Juin 5 



— 





' 



j 

 + 0.72 + 20°. 



— 



— 



3 



Get. 2 



— 



— 



— 



+ 0.56 + 18.0 



— 



— 



3 



8 



— 





+ 0.21 + 10°.6 



+ 0.15 + 10.6 



— 0.01 



+ 10°.4 





9 



— 



— 



+ 0.43 + 15.9 



+ 0.57 . + 16.3 



+ 0.11 



+ 14.8 





10 



— 



— 



+ 0.67 + 259 



+ 0.51 + 25.5 



+ 0.46 



+ 23.6 





12 



+ 0.51 



+ HM 



— — 



— — 



— 



— 





13 



+ 0.46 



+ 10.5 



— — 



— — 



— 



— 





14 



+ 0.64 



+ 15.0 



— — 



— — 



— 



— 



1 





+ 0.77 



+ 20.0 



— , — 



— 



— 



— 



3 



température, je plaQai le milliampére-métre n° 34396 dans luie boite de zinc a parois 

 doubles, de faQon å pouvoir maintenir rinstrument å une température constante au 

 moyen de bains convenables. Un autre milliampére-métre, invariablement maintenu 

 a la température de la chambre, était introduit dans le méme circuit électrique. La 

 correction totale du milliampére-métre n" 34396 å des températures différentes se 



Tableau 2. — Valeur de la correction A s du milliampére-métre n" 34396 å diffé- 

 rentes températures. 



Tempé- 

 rature 





Trait de 



division du milliarap 



ére-métre 





60 



70 



80 



90 



100 



111) 



— 5° 



— 0.10 



— 0.30 



— 0.49 



1 

 — 0.50 



— 0.50 



— 0.75 



± 



+ 0.09 



— 0.09 



— 0.27 



— 0.25 



-0.23 



— 0.42 



+ 5 



+ 0.29 



+ 0.12 



— 0.C4 



— 0.02 



± 0.00 



— 0.16 



+ 10 



+ 0.47 



+ 0.33 



+ 0.18 



+ 0.20 



+ 0.23 



+ 0.09 



+ 15 



+ 0.64 



+ 0.52 



+ 0.40 



+ 0.43 



+ 0.46 



+ 0.31 



+ 20 



+ 0.75 



+ 0.66 



+ 0.56 



+ 0.61 



+ 0.65 



+ 0.49 



+ 25 



+ 0.81 



+ 0.73 



+ 0.66 



+ 0.71 



+ 0.75 



+ 0.62 



+ 30 



+ 0.82 



+ 0.77 



+ 0.71 



+ 0.76 



+ 0.81 



+ 0.68 



trouve dans le Tableau 2. Ces valeurs de la correction différent un peu des valeurs 

 dont je me suis servi en calculant les mesures de Treurenberg \ La différenee, qui 

 n'a pas d'importance, est causée par de nouvelles mesures de la correction faites en 

 octobre 1901. (Tableau 1). 



Westman. J. : 1. c. p. !t, Taf). 4, 



