KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 42. N:0 6. 



Tableau 2. 

 V observateur . 



Sensibilité de Vhéliographe Campbell-Stokes cVaprés les notes de 



Année 



L'enregi 



strement 



ii'a pas commencé 



Année 



L' 



3nregistrement a cessé 



















et 







Intensité 



A partir 

 du lever 



et 







Intensité 



A partir 



mois 



Date 



Heure 



de la 



mois 



Date 



Heure 



de la 



du 









radiation 



rlii ^oleil 









radiation 



coucher 









solaire 



LiU öUlCil 









solaire 



du soleil 



1904 







Gr.-eal. 



Minutes 



1904 







Gr.-eal. 



Minutes 



Novembre 



20 



8"0"'m. 



0.10 



5 



Juillet 



23 



8" 0"'s. 



0.24 



33 



Décembre 



12 



Midi 



0.80 



202 





29 



8 s. 



0.10 



20 



1905 











Septembre 



4 



5 24 s. 



0.72 



77 



Janvier 



26 



8 28 m. 



0.20 



13 





6 



5 16 s. 



0.73 



79 



Février 



1 



8 30 m. 



0.30 



27 





11 



5 45 s. 



0.40 



35 ■ 





4 



8 m. 



010 



4 



Octobre 



1 



4 35 s. 



0.40 



46 





7 



8 10 m. 



0.20 



12 





13 



4 25 s. 



0.14 



21 





15 



8 Om^ 



0.40 



32 



1905 













19 



8 m. 



0.50 



43 



Février 



8 



4 5 s. 



0.16 



14 



1906 













23 



4 25 s. 



0.38 



33 



Mars 



29 



7 m. 



0.90 



92 



Mars 



3 



4 50 8. 



0.43 



28 



Octobre 



29 



8 Om. 



036 



60 



Aout 



9 



7 30 s. 



0.22 



24 



Décembre 



26 



9 45 m. 



0.50 



56 



Septembre 



12 



5 30 s. 



0.50 



48 













Novembre 



19 

 30 



3 s. 



2 45 s. 



013 

 0.10 



14 

 10 













1906 





















Avril 



6 

 25 



6 30 s. 

 6 45 s. 



0.12 

 0.39 



8 

 38 













Décembre 



15 



1 s. 



0.70 



104 



Il résulte du Tableau 1 qu'en valeur moyenne Tespace minimum mensuel du 

 temps écoulé entré le lever da soleil et le commencement de 1'enregistrement a été 

 de 64 minutes et qu'entre la fin de Tenregistrement et le coucher du soleil il a été 

 de 57 minutes. En éliminant les valeurs les plus grandes provoquées probablement 

 par des nuages qui ont empéché Fenregistrement, on trouve que Théliographe em- 

 ployé, bien qu'il ait été exposé a la radiation, n'a pas fonctionné, en valeur moyenne 

 par an, pendant 50 minutes environ a partier du lever et du coucher du soleil. Cette 

 valeur est 17 minutes plus grande qu'on ne Ta trouvée en Angleterre pour les hélio- 

 graphes Campbell-Stokes, ce qui s'explique, en partie, par ce fait qu'å Stockholm 

 Tabsorption locale de la radiation solaire a du étre plus forte qu'aux stations ang- 

 laises en question.' On sait d'ailleurs que la sphére de verre devient parfois moins 

 transparent au courant de Fusage de Finstrument.^ 



Je désigne par S^ le nombre d'heures par an ou Fhéliographe eut été exposé 



^ Ten years sunshine in the British Isle.s, published bj' tlie autlioiity of the meteorological Council, p. 2, 

 London 1891. 



^ CuKTis, Richard H. : An improved mounting for the lens and bowl of the Campbell-Stokes Sunshine 

 Recorder. (Quarterly journ. of the R. Met. Soc. Vol. XXVII, p. 68, London 1901.) 



