KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 42. N:0 II. 7 



För de å öfriga etaloner vid reduktionen af skrufvärdena förekommande inter- 

 vallen (se ofvan sid. 2 och 3) hänvisas 



för D till K, bilaga 2, 

 » E » » , sid.^éV, 

 » W » » , sid. 46. 



Term oiuetraru a. 



Etalonerna D och E äro, enhvar af dem, såsom vid föregående tillfälle blifvit 

 beskrifvet, försedda med 2 stycken infällda termometrar, benämnda respektive Dj 

 och Do samt Ej och E,, För de förra äro korrektioner bestämda år 1887 i Breteuil 

 af statsrådet Broch (se K. sid. 84) och för de senare af mig år 1894 (se K. sid. 37). 

 Nn erfordrades sålunda blott att utröna den eventuella förändringen uti fryspunkts- 

 korrektionen, bestämd dels direkt i ren snö eller i krossad smältande is och dels in- 

 direkt genom komparationer i vattenbad (se nedan) med de båda prototypen åtföljande 

 Tonnelot-termometrarna 4317 och 4319. 



Till prototypen ha af skäl som vid föregående observationstillfälle anfördes dessa 

 två Tonnelot-termometrar ej direkt användts, utan i stället samma båda U-formiga 

 till den Sterneck'ska pendelapparaten hörande termometrar, som förut användes (se 

 K. sid. 23) och som då förseddes med märkena A och B. Dessa termometrar, hvilka 

 1899 och följande år användes vid pendelapparaten för observationer å Spetsbergen 

 under den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen, försågos då, af förbiseende, med 

 nya märken, respektive P 10 och Pil, så att A var identisk med P 10 och B med 

 Pil. Emellertid befanns det, efter expeditionens hemkomst, att termometern B 

 (Pil) var sönder, och försågs den därför i December 1904 af instrumentmakare Sö- 

 derberg med nj^tt kapillär-rör och med ny gradering af skalan. Som emellertid den 

 förra reservoaren bibehållits, har man nu icke att befara någon hastig fryspunkts- 

 förändring under den närmaste tiden. I öfrigt måste dock termometern B betraktas 

 som en helt ny termometer. 



Som kalibrering af termometrarna A och B svårligen låter sig utföra, har — 

 såsom för 10 år sedan — undersökningen af dem inskränkts till fryspunktsundersök- 

 ning på vanligt sätt och till upprepade komparationer i vattenbad med Tonnelot- 

 termometrarna vid ungefär samma temperaturgrad som den vid etalonernas kompa- 

 rationer vanliga. 



Till etalonen W användes år 1894 tre stycken termometrar af Söderberg, be- 

 nämnda X, Y, Z, af hvilka dock sedan 2 gått förlorade. I stället för dessa tre ter- 

 mometrar har därför nu användts en enda termometer, af samma typ som termo- 

 metrarna A och B, men med en cylindrisk reservoar af 4""" diameter och icke mindre 

 än O"", 91 i längd, medan termometern i sin helhet är O", 96 lång. Lagd utmed etalonen 

 W angifver därför denna termometer den temperatur, som i medeltal är rådande för 

 hela den längd, utefter hvilken reservoaren räcker, och ersätter sålunda väl de tre 

 förut använda termometrarna. Etalonen och termometern voro under komparatio- 



