10 JÄDERIN, FÖRNY.4DE KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP OCH NÅGRA ETC. 



vida som de tjäna att bestämma behöfliga värden å 9 på sätt som af det följande 

 framgår. De gåfvo till resultat kolonnens längd: 



h J 



Emellan niiirken.a 





Emell.in niiivkena 





och 0,5 



50""" + 2"'"' 3 

 + 1,5 

 + 1.35 

 + 0,8 

 0,0 



— 0,85 



— 0,95 



— 0,45 

 0,0 



4,5 och 5 ........ 



5 »5,5 



5,5 » 6 



»0,5 



6,5 » 7 



7 »7,5 



7,5 »8 



8 »8,5 



50"™ + 0"'"'.75 

 + 0,5 

 + 0,65 

 + 0,05 

 + 0,8 

 + 0,75 

 + 1,2 

 + 1,8 



0,5 » 1 



1 » 1,5 



1,5 » 2 



2 »2,5 



2,5 » 3 



3 > 3,5 



3,5 » 4 



.4 »4,5 



För beräkning af kaliberfelen har jag följt den uti Travaux et mémoires du Bureau 

 International des Poids et Mesures, delen V, sid. 4 och följ. gifna metoden ^ med den 

 utvidgning af densamma som innehålles å sid. 61 och följ. Med där använda be- 

 teckningar har man .sista (öfversta) märkets nummer n = 8, antalet märken = to + 1 = 9, 

 kaliberkorrektionen vid märket O . . . Xj 



» » 1 . . . Xj o. s. v. 



och » » 8 . . . Xg. 



Då vid kalibrering af ett kapillärrör korrektionerna i regel blifva mycket stora 

 i förhållande till de vid en vanlig endast medelmåttigt väl graderad skala förekommande, 

 är det ofta nödvändigt att först göra en provisorisk uträkning af kaliberfelen för att 

 vid den definitiva kunna fästa vederbörligt afseende vid de korrektioner som bero 

 däraf, att kvicksilfverkolonnen vid observationerna med sina ändar räcker så långt 

 utanför eller innanför de gradstreck eller de märken, emellan hvilka man afsett att 

 inställa densamma, att de kaliberfel, som strängt taget böra komma i räkning äro 

 — icke de till märkena hörande felen — utan de som motsvara de ställen å skalan, 

 dit kolonnen räcker. 



Tillvägagångssättet vid den provisoriska uträkningen torde ej erfordra förklaring, 

 då senare den definitiva räkningen blir fullständigt framlagd. 



Den provisoriska beräkningens resultat blef, med antagande att Xi = X9==0: 



Vid märket 



Kaliberkorr. 



•f 



Vill märket Kaliberkorr. 



'f 







0,5 



1 



1,5 



2 



2,5 



3 



3,5 



4 



x^ = 0"™,000 

 Xj5= — 1,623 

 Xg = — 2,446 

 »25= — 3,260 

 »3 = —3,523 

 ^"3,5= —3,014 

 x^ = — 1,656 

 »45 = — 0,200 

 Xj = + 0,757 



— 0,0325 



— 0,0165 



— 0,0163 



— 0,0053 

 + 0,0102 

 + 0,0272 

 + 0,0291 

 f 0,0191 

 + 0.0131 



4,5 



5 



5,5 



6 



6,5 



7 ...... 



7,5 



8 



8,5 



^5,5= + ' '*13 

 Xg = + 1,320 



H,.= + 1'328 

 x, = + 1,187 

 a;, 5= + 1,168 

 »8 = + 0,999 

 Xg 5 = + 0,725 

 Xg = 0,000 

 ■■^9,s=- 1.237 



— 0,0019 

 + 0,0002 



— 0,0028 



— 0,0004 



— 0,0034 



— 0,0055 



— 0,0145 



— 0,0247 



* Införd af P. A. Hansen är 1874 och vidare bearbetad af Marek i Wien, Benoit i Breteuil ocli Broch 

 i Kristiaiiia. 



