16 JÄDERIN, FÖRNYADE KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP OCH NÅGRA ETC. 



D9 = — 11,845; D8= + 15,905; D^ = + 24,144; Dg = + 18,502 



— D9=+ 11,845 —De = — 15,905 —D,= — 24,144 



.V^ =+ 3,026 -S, = 

 Eg =--- + 3,4196 E, = 



+ 7,665 

 1,7671 



Bfi =^ — 0,8176 



2 

 Q. = E8 + Q<,-j--gQ9 



Qi = E? ^ Qs 



Beräkning af Q. 



Qa = 



(Qb + Qh) 



Q, = + 3,4196 

 Q, = + 4,6982 



,8 2.7 

 Q„ = Ee + Q7-3;g(Q, + Q« + Q,) Q« - + 2,9 



l-^.j — Xg X, 



Ve '^^ ^ 8 ^2 

 Ve ^^ Xg X4 



Beräkning af x. 



Indexar P Q P + Q 



9 0,0(1(1(1 0,0000 0,0000 



8 —1,4242 +3,4196 +1,9954 



7 — 2,3226 + 4,6982 + 2,3766 



6 —0,3299 +2,9786 +2,6487 



5 + 1,5543 + 1,5543 



r-Q 









0,000(1 



Xg = 0,0000 



Xi = 



0,0000 



— 4,8438 



Xg -= + 0,9977 



X._, = 



— 2,4219 



— 7,0208 



X, = + 1,1878 



^':i = 



— 3,5104 



— 3,3087 



Xe= + 1,3244 



X4 = 



— 1 ,6544 



X5 = + 0,7772 



S X = — 3,2997 



Kontroll. 



i(9P«-S,) 



-3,2995 



"9 ^'9 "T" ^1 



Pg = Xg + x, 



X 7 = X7 + X3 

 •C 6 ^ ^'Ci + ^■4 

 P5 = Xg + Xs 



Sedan på detta sätt kaliberkorrektionerna x vid decimetermärkena blifvit funna, 

 sökas, på sätt som här icke erfordrar beskrifning, med hjälp af s}^stemet (b) å sid. 8 

 äfvenledes kaliberkorrektionerna vid midtpunkterna emellan märkena. 



Korrektionerna äro nn fimna i metriskt mått. För att sedan erhålla dem i 

 grader ä termometerns skala har man (se sid. 15) att multiplicera med 0,05784. Å 

 sid. 7 äro angifna de gradtal å skalan som blifvit direkt aflästa vid märkena, hvar- 

 igenom man blir i stånd att hänföra de nu funna kaliberkorrektionerna till bestämda 

 gradstreck. I efterföljande tabell anföres det resultat, till h vilket man på detta sätt 

 kommer. De gradtal, som i densamma motsvara midtpunkterna emellan märkena, 

 äro medeltal emellan två successiva direkt aflästa gradtal. 



