20 JÄDEEIN, FÖRNYADE KOMPABATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP OCH NÅGRA ETC. 



32° 



Kalibreringsfel 



Skalans 



delningsfel 



Kaliberfel 

 + delningsfel 



+ O^.OS? 



— 0°,001 



+ 0°,056 



33 



+ 0,053 



+ 0,002 



+ 0,055 



34 



+ 0,049 



0,000 



+ 0,049 



35 



+ 0,043 



— 0,002 



+ 0,04l 



36 



+ 0,036 



0,000 



+ 0,036 



37 



+ 0,020 



— 0,001 



+ 0,028 



38 



+ 0,020 



+ 0,002 



+ 0,022 



39 



+ 0,010 



— 0,001 



+ 0,009 



40 



0,000 



0,000 



0,000 



41 



1 



— 0,018 



+ 0,002 



— 0,016 



42 



— 0,036 



— 0,002 



— 0,038 



43 



— 0,058 



0,000 



— 0,058 



, 44 



— 0,085 



— 0,005 



— 0,090 



44,5 



— 0,100 



— 0,002 



— 0,102 



Fryspunktsbestämningar. 



Samtliga termometrar, utom de båda Tonnelot-termometrarna 4317 och 4319, 

 antagas på goda grunder vara okänsliga för variationer uti det yttre trycket. Om 

 en eller annan af dem, t. ex. St. S. 1 eller A och B, vore märkbart känsliga för 

 variationer uti det inre trycket, så skulle detta förhållande likväl vara utan betydelse 

 här, enär nämligen samtliga termometrarna städse blifvit använda uti horisontellt läge. 

 Att för öfrigt detalj eradt redogöra för anordningarna vid fryspunkts-observationerna 

 torde ej vara behöfligt. Afläsningarna ha naturligtvis repeterats en mångfald gånger, 

 till dess de visat sig konstanta. Termometrarna ha en längre tid före användningen 

 vid dessa komparationer förvarats vid en temperatur af omkring + 10° till + 15°. Afven 

 om icke behöfligt ha lufttrycket och vattentrycket blifvit bestämda. Likaså har yttre 

 luftens temperatur, som i allmänhet endast obetydligt öfverstigit noll grader, blifvit 

 antecknad. Där behöfligt har varit, äro Tonnelot-termometrarnas angifvelser redan 

 korrigerade för yttre trycket enligt termometrarnas certifikat från Breteuil.' 



Afläsningarna blefvo följande: 



Dag 



m,. Termometer 

 Toniielot 



4317 4319 



A = Pi„ 



B = P„ 



Dl 



r>= 



E, 



E, 



St. S. 1 



1904 Dec. 31,1 



1905 Jan. 2,0 



>' 10,0 



— 0,040 



— 0,014 



+ 0,015 

 + 0,021 



+ 0°,GO 



+ 0,41 



+ 0,54 



+ 0,53 



+ 0,55 



+ 0,50 



+ 0°,048 

 + 0,060 

 + 0,052 



Medeltal 



— 0,027 



+ 0,018 



+ 0,60 



+ 0,41 



+ 0,54 



+ 0,53 



+ 0,55 



+ 0,50 



+ 0,053 



Fryspunktskorrektionerna hafva motsatta tecken emot dessa afläsningar. 



' Kaliberkorrcktioiicriia äro aiilirakta enligt komplementcertifikatet (certificat d'étude complementaire des 

 tlieniiométres) af deii 12 Juni 1900, utvisande ytterst miiiimala skiljaktiglieter frän det ursprungliga certitikatet. 



