KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 42. N:0 II. 



25 





Ivalibcrfel 



Nollijunkts- 

 ];on'ekt.ion plus 



' Total- 

 korrcktioii 



Skillnad emel- 

 lan vätetermom. 

 ocli kvicK'silfver- 



Termometerns 



Skillnad emel- 

 lan kv.afve- 



Termometerns 



Afläst gradt.ll 



plus 

 deliiing.sfel 



korr. för 

 fmulameiital- 



korrektion till 

 ■(■ätetei-mom. 



terniom. och 

 kA'ieksilfvor- 



korrektion till 

 kväfvetermom. 







intervall 





[ tr J [ 1 M ' [ J 1 . 





termom. 





+ 7° 



— 0°,I20 



— 0°,077 



— 0°,203 



— 0°,038 



— 0°,241 



— 0°,034 



— 0°,237 



8 



— 0,1.3.') 



— 0,083 



— 0,218 



— 0,043 



— 0,201 



— 0,038 



— 0,256 



9 



— 0,132 



- 0,088 



— 0,220 



— 0,047 



— 0,267 



— 0,042 



— 0,262 



10 



— 0,129 



— 0,094 



— 0,223 



— 0,052 



— 0,275 



— 0,046 



— 0,269 



11 



— 0,117 



— 0,099 



— 0,210 



— 0,056 



— 0,272 



— 0,050 



— 0,266 



12 



— 0,08.5 



— 0,104 



— 0,189 



— 0,060 



— 0,249 



— 0,053 



— 0,242 



13 



-0,001 



— 0,110 



— 0,171 



— 0,063 



— 0,234- 



— 0,056 



— 0,227 



14 



— 0,039 



- 0,115 



— 0,154 



— 0,067 



— 0,221 



— 0,059 



— 0,213 



15 



— 0,010 



— 0,120 



— 0,136 



— 0,070 



— 0,206 



— 0,062 



- 0,198 



16 



+ 0,010 



— n,126 



— 0.116 



— 0,073 



— 0,189 



— 0,005 



— 0,181 



17 



+ 0,037 



— 0,131 



— 0,094 



— 0,076 



— 0,170 



— 0,008 



— 0,162 



18 



+ 0,048 



— 0,136 



-0,088 



— 0,079 



— 0,167 



— 0,070 



— 0,158 



19 



+ 0,062 



— 0,142 



— 0,080 



— 0,082 



— 0,162 



— 0,073 



— 0,153 



20 



+ 0,080 



— 0,147 



— 0,067 



— 0,085 



— 0,152 



— 0,075 



— 0,142 



21 



+ 0,091 



— 0,152 



— 0,061 



— 087 



- 0,148 



— 0,077 



— 0,138 



22 



+ 0,097 



— 0,158 



— 0,061 



~ 0.089 



— 0,150 



— 0,079 



- 0,140 



23 



+ 0,096 



— 0,163 



— 0,067 



— 0.091 



— 0,158 



-0,(181 



— 0,148 



24 



+ 0,095 



— 0,168 



— 0.073 



— 0,093 



— 0,106 



— 0,083 



— 0,156 



25 



+ 0,088 



— 0,174 



— 0,080 



— 0.095 



— 0,181 



— 0,084 



— 0,170 



26 



+ 0,084 



— 0,179 



— 0.095 



— 0.097 



— 0,192 



— 0.086 



— 0,181 



27 



+ 0,082 



— 0,184 



— 0,102 



— 0,098 



— 0,200 



— 0,087 



— 0,189 



28 



+ 0,078 



- 0,19(1 



— 0,112 



— 0,100 



— 0.212 



— 0,089 



- 0,201 



29 



+ 0,065 



— 0,195 



— 0,130 



— 0,101 



— 0.231 



- 0,090 



— 0,220 



30 



+ 0,066 



— 0,201 



— 0,130 



— 0,102 



— 0.238 



— 0.091 



- 0,227 



31 



+ 0,060 



— 0,206 



— 0.146 



— 0,103 



— 0,249 



— 0,092 



— 0,238 



32 



+ 0,050 



— 0,211 



— 0.155 



— 0.104 



— 0.259 



— 0,093 



- 0.248 



33 



+ 0,055 



— 0.217 



— 0.162 



— 0,105 



— 0,207 



— 0,094 



— 0,250 



34 



+ 0.049 



— 0.222 



— 0,173 



— 0.106 



— 0,279 



— 0.094 



- 0,267 



3.'5 



+ 0,041 



— 0,227 



— 0.186 



— 0.106 



— 0,292 



— 0.095 



— 0.281 



36 



+ 0.036 



— 0,233 



— 0.197 



— 0.107 



— 0.304 



— 0.095 



— 0,292 



37 



+ 0,028 



— 0,238 



— 0.210 



— 0.107 



— 0.317 



— 0.096 



— 0.306 



38 



+ 0,022 



— 0.243 



— 0,221 



— 0.107 



— 0.328 



— 0.096 



— 0.317 



39 



+ 0,009 



— 0,240 



— 0.240 



- 0,107 



— 0.347 



— 0,090 



— 0,336 



40 



0,000 



— 0,254 



— 0,254 



— 0.107 



— 0.361 



— 0,097 



— 0.351 



41 



— 0,016 



— 0,259 



— 0,275 



— 0.107 



— 0,382 



— 0,097 



— 0.372 



42 



— 0.038 



— 0,265 



— 0,303 



— 0.107 



— 0,410 



— 0,097 



— 0,400 



43 



— 0.058 



— 0,270 



— 0,328 



— 0.100 



— 0,434 



— 0.096 



— 0,424 



44 



— 0.090 



— 0,275 



— 0,365 



— 0.106 



— 0,471 



— 0,090 



— 0,461 



44,.') 



— 0.102 



— 0,278 



— 0,380 



— 0.106 



— 0.486 



— 0.090 



— 0,47(; 



Tabellen gäller för horisontellt läge. Korrektionen lör det yttre trycket antages 

 vara omärklig. 



För äfven de öfriga termometrarna har man nu material att uppgöra en full- 

 ständig till vätetermometern hänförd korrektionstabell. Inom vid observationerna 

 förekommande gradtal ställer sig denna för samtliga termometrar som följer. 



K Sv. Vet. Akad. Handl. Band 42. N:o 11. 4 



