KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAK. BAND 32. N:0 2. 



DER xMESSAPPARAT. 



Bei meinen bisherigen Untersuchungen der Metallspectra habe ich zur Ausmessung 

 der photographischen Aufnahmen eine ältere Theibnaschine von Pekraux benutzt. In 

 Bezug auf die zu erzielende Genauigkeit ist gegen dieselbe allerdings nichts zu bemerken, 

 wohl aber in Betreff der Bequemlichkeit beira Messen. Namentlich ist in dieser Hinsicht 

 die vertikale Stellung des Mikroskops wegen schnell eintretender Ermiidung des Auges 

 und die unnöthig grosse Länge der Schraube einer länger andauernden Benutzung der- 

 selben ausserordentlich hinderlich. Um diesen Uebelständen aus dem Wege zu gehen habe 

 ich fiir die Ausmessung meiner Spectralaufnahmen einen besonderen sehr compendiösen 

 Messapparat bauen lassen, dessen Einrichtung aus der Abbildung Taf. I leicht hervorgeht. 

 Mit Hulfe von zwei messino;enen Seitenstiicken sind zwei Stahlschienen, von denen die eine 

 oben eine Schneide biidet die andere eben ist, zu einem starken Rahmen verbunden, auf 

 dera der Schlitten S mit dem darauf schräg befestigten Mikroskop durch die in den Seiten- 

 stiicken gelagerte etwa 20 cm länge Schraube fortbewegt wird. Die Seitenstticke sind hinten 

 verlängert und derartig zugeschnitten, dass auf denselben eine Messingplatte mit einem 

 rectangulären Ausschnitt als Unterlage fiir die photographische Platte in solcher Lage be- 

 festigt werden känn, dass die Ebene der Letzteren sowohl der Schraube parallel als gegen 

 die optische Achse des Mikroskops senkrecht zu stehen kommt. Um ferner die Längen- 

 richtung des Spectral biides der Schraube parallel zu stellen wird das Photogram zunächst 

 auf einer starken planparallelen Glasscheibe befestigt, welche ihrerseits auf der erwähnten 

 Messingplatte ruhend mittelst der beiden Schrauben ss und einer die Glasscheibe gegen 

 dieselben dinlckenden Feder berichtigt Averden känn. In dieser Weise lässt sich das Bild 

 so justiren, dass beim Eortbewegen der Schraube das Fadenkreuz des Mikroskops dem 

 Rande des Spectralbilds parallel läuft. Die Parallelstellung des einen Fadens des Mikro- 

 skops mit den Spectrallinien wird durch Drehung des Oculartheils und Festklemmen mit 

 Hiilfe der Schraube u bewirkt. Nachdem ferner das Ocular auf das Fadenkreuz scharf 

 eingestellt worden ist erfolgt die schliessliche Scharfeinstellung der Spectrallinien durch 

 Verschieben des ganzen Mikroskops mit Hiilfe des Triebes T. Åm Schlitten ist ein kleiner 

 zur Beleuchtung der Plätten dienender Spiegel nach allén Richtungen beweglich befestigt 

 und schliesslich lässt sich mit Hiilfe einer einfachen Auslösung a die Mutter von der 

 Schraube trennen um eine rasche Bewegung des Schlittens zu ermöglichen. 



Zur Ermittelung der periodischen und fortschreitenden Fehler der Schraube habe ich 

 die BesseFsche Methode benutzt. Das Mikroskop des Apparats wurde zu dem Zweck durch 

 ein anderes, dem hiesigen RepsokFschen Längencomparator entnommenes, von erheblich stär- 

 kerer Vergrösserung ersetzt, worauf ein Fadenintervall im Ocularmikrometer des Letzteren 

 von nahe 0.5 Umdrehungen der Schraube des Apparats in der Weise gemessen wurde, 

 dass die beiden Fäden successive mit einem auf einer Glaslamelle gezogenen feinen Strich 

 zur Deckung gebracht wurden. Die Messungen wurden von jedem Zehntel der Umdrehung 



