B. HASSELBERG. BIE .SPECTHA DER METALLE IM ELECTRISCHBN FLAMMENBOGEN. 



ausgeliend jedesmal dreimal wiederholt und durch zehti successiven Windungen im mitt- 

 leren Theil der Schraube fortgesetzt. In der Weise ergaben sich fQr das gemessene Inter- 



vall die folgenden Werthe: 



1 WinduDg. 



0,0 



0.1 



0.2 



0.3 



0.4 



0.5 



0.6 



0.7 



1 

 0.8 1 



0.9 



120-21 



0:5138 



0.5132 



0,5098 



0.5088 



0.5067 



0.6087 



0.6083 



0.5115 



i 

 0.5128 



0.5137 



21-22 



37 



22 



93 



85 



65 



83 



87 



106 



33 1 



35 



22—23 



25 



35 



97 



87 



72 



77 



72 



096 



18 



30 



23—24 



3-2 



32 



103 



90 



77 



83 



87 



090 



19 



30 



■ 24^25 



35 



23 



102 



78 



80 



83 



92 



113 



12 



30 



25-26 



33 



33 



112 



100 



75 



97 



88 



095 



17 



40 



26-27 



22 



25 



lU 



82 



73 



94 



80 



084 



13 



32 



1 27-28 



30 



22 



84 



100 



80 



86 



79 



079 



11 



32 



' 28-29 



37 



36 



105 



100 



80 



98 



90 



111 



26 



30 



1 29—30 



38 



31 



117 



97 



88 



91 



94 



097 



03 



23 



Mittel 



0.61327 



0,51291 



0,51026 



0.50907 



0.60757 



0.60878 



0.50852 



0.50984 



0.51180 



0.51319 



nnd daraus weiter die Correciionsforrael : 



^u = + 0'.'ooi365 Cos u — 0.000248 Sin u + 0.000466 Cos 2u — 0,002927 Sin 2m 



welche auf den Anfang iind das Ende jeder Messung angewandt zu den folgenden Werthen 

 des Intervalls fiilirt: 



Anf. 0.0 /■= 0.5105 



» 0.1 5110 



» 0.2 5106 



» 0.3 5104 



» 0.4 . 5101 



» 0.5 5115 



» 0.6 5104 



» 0.7 5102 



» 0.8 5105 



» 0.9 5107 



0.51059. 



Die Ausgleichung ist somit völlig genligend. Aus der mit Hulfe dieser Formel berech- 

 neten (Jorrectionstafel ergiebt sich, dass die grösste Correction wegen periodischer Fehler, 

 welcher ein mit diesem Theil der Schraube gemessenes Linienintervall unterliegt, nuraerisch 

 0'.oo65 nicht iibersteigt, was im Spectrum III Ordnung raeines Spectrographen, wc eine 

 Umdrehung der Schraube etwa 1.3 Angströra'schen Einheiten entspricht, eine Correction 

 der Wellenlängendifferenz von höchstens O.oos A. E. herbeifuhrt. Da ich nun beim Aus- 

 messen meiner Aufnahmen die Genauigkeit nicht weiter als einem wahrscheinlichen Fehler 

 von + 0.02 A. E. der abzuleitenden Wellenlängen entsprechend habe treiben können, so 



