B. HASSELBEEG 



DIE SPECTRA DER METALLE IM ELECTRISCHEN FLAMMENBOGEK. 



Genauigkeit der Messungen der Spectralaufnahmen merklich zu beeinträchtigen, so habe 

 ich furs erste von der Anschaffung einer neuen Schraube abgesehen. Was wiederum die 

 Ui'sache dieses eigenthiimlichen Verhaltens derselben betrifft, so lässt sich daruber augen- 

 blicklich kaum was bestimmles aussagen, indessen diirfte die Vermuthung nicht ganz un- 

 wahrscheinlich seyn, dass hier eine Tordirung derselben, sey es während der Bearbeitung 

 öder als elastische Nachwirkung nach der Härtung entstanden ist. 



Um iiber die fortschreitenden Fehler eine Vorstellung zu gewinnen wurde ein Inter- 

 vall der erwähnten Glaslamelle von 5 ram. öder nahe 10 Uradrehungen mit den 150 

 mittleren Gängen, welche bei den Spectralmessungen fast allein benutzt werden, gemessen. 

 Diese Messungen ergaben: 



Anf o: / 



10 



20 



30 



40 



50 



60 



70 



80 



90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 



aus denen die folgenden Correctionen liervorgehen: 



10!'0226 



1 0r02-24 

 0-J35 

 0227 

 0229 

 0226, 

 0247 

 0235 



0242 10.0245 

 0248 

 0254 

 0245 

 0261 



02:. 1 , 10.025S 

 0263 



0269 



/o = 



/lO = + 



u = + 



/so = + 



/« = + 



/öo =- + 



/eo = + 

 fu 



+ 



0!oooo 



0020 

 0029 

 0046 

 0059 

 0077 

 0074 

 0083 



/so 



+ 



.0085 



/90 "^ 



+ 



0081 



/lOO ^ 



+ 



0071 



/llO 



+ 



0070 



/120 ^^ 



+ 



0053 



/iso ^^ 



+ 



0046 



/l40 



+ 



U027 



/iTiO 



+• 



0002 



Man sieht, dass wie schon oben bemerkt die Höhe der Schraubengänge von rechts nach 

 links allmälich ein wenig abninirat zugleich aber, dass, da die auf den Photogramraen ge- 

 messenen Liniendistanzen gewöhnlich nur einige wenige Windungen betragen, die Correc- 

 tionen dieser Intervalle wegen fortschreitender Fehler als völlig verschwindend vernach- 

 lässigt werden können. Aus diesem Grund habe ich es auch nicht nöthig erachtet durch 

 Ausmessen mehrerer Intervalle auf der Glaslamelle einer schärferen Bestinimung der fort- 

 schreitenden Fehler nachzustrebeii. 



