4 Å. G. EKSTRAND OCH KNUT ÅNGSTRÖM, SVENSKA RIKSPROTOTYPEN FÖR KILOGRAMMET. 



kunde anses motsvara de fordringar, som man numera ställer på ett precisionsinstrument 

 af denna art, och ej heller kontroll- och justeringsbyrån var i besittning af något för i 

 fråga varande arbete fullt lämpligt instrument, måste först ett sådant härför anskaffas. 

 Sedan Kongl. Maj:t medgifvit, att detta instrument anskaffades för medel, som finnas re- 

 serverade för ui etersystemets införande, bestäldes af chefen för kontroll- och justerings- 

 byrån. Kanslirådet K. Lindeberg, en våg hos Rueprecht i Wien. Först under sommaren 

 1893 blef denna våg färdig och af kontroll- och justeringsbyrån mottagen. 



Af chefen för kontroll- och justeringsbyrån fingo författarne i uppdrag att verk- 

 ställa komparationerna af massprototyperna och de arbeten, som härför voro af nöden. 

 Under hösten 1893 gjordes vissa förberedelser härtill, under slutet af Dec. uppstäldes 

 och injusterades vägen å K. Vet. -Akademiens fysiska kabinett, hvarpå hufvudlikarens och 

 reservlikarens spcc. vigt bestämdes. Under första dagarna af Jan. 1894 började vi de 

 egentliga komparationerna, och den 5 Jan. uttogs för första gången riksprototypen för 

 kilogrammet på det sätt, som närmare är föreskrifvit i förordningen för prototypernas 

 användning. Den 7 Jan. återstäldes prototypen i förvaringshvalfvet. Det visade sig dock 

 vid en omsorgsfull beräkning af de nu vunna resultaten önskligt att förnya komparationen 

 mellan hufvudlikaren och riksprototypen. Fördenskull uttogs åter på föreskrifvet sätt 

 riksprototypen den 26 Jan. och återstäldes i hvalfvet den 29 Jan. 



Utom kontroll- och justeringsbyråns hufvudlikare och reservlikare hafva vi äfveii 

 komparerat den provisoriska rikslikaren^ (K. Vet.-Akademiens normalkilogram af platina) 

 samt tre andra kilograravigter, hvilka vi ansett det vara af intresse att närmare under- 

 söka, då det är önskligt att noggrannt bestämda kilogrammer på mer än ett ställe finnas 

 att tillgå. 



Det är en redogörelse för dessa komparationer och dermed sammanhängande obser- 

 vationer samt dessa arbetens resultat, som härmed lemnas. 



II. Vågen och dess uppställning. 



Den för kilogramkomparationerna använda vågen är, som redan blifvit nämndt, från 

 Rueprecht i Wien enligt Prof. Arzbehgers konstruktion och i allt hufvudsakligt lika 

 med den, som finnes beskrifven i »Travaux et Mémoires du Bureau international des Poids 

 et Mesures», Torne I, D, p. 53, 1881. Då emellertid äfven de hydrostatiska vigningarna 

 skulle utföras med denna våg, hade, på anhållan från chefen för kontroll- och justerings- 

 byrån, vissa mindre förändringar af fabrikanten måst vidtagas, särskildt för att bereda 

 genomgång i vågsockeln för de stänger, vid hvilka vid den hydrostatiska vägningen vig- 

 ten bör upphängas för vägning i vatten. 



Som af det ofvan anförda arbetet^ närmare synes, är ifrågavarande våg afsedd 

 för dubbelvä.gning och så inrättad, att ointransportei'ingen af vigterna friin den ena våg- 

 skälen till den andra kan ske, utan att derför våghuset beliöfver öppnas, och utan att 



' Se § 50 Kon-rl. Pöi-di-dii. 9 Okt. 1885, Svciiisk KörriiUiiiiiossnirilins- N:o 62. 



* »Pesées», par VV.-.l. Maiikk. I';1 Hiniiiiiii stillle limicr lilstn-cn iilVeii (lelaljritiiin"' öfvcr våu'(!ii. 



