KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 5. 5 



observatören behöfver befinna sig i instrumentets omedelbara närhet. Alla arreteringar 

 och omflyttningar af skålarnas belastning kunna nämligen utföras genom 4 med ski^uf- 

 nycklar försedda stänger. Då dessa stänger äro c. 3,5 m. långa, kan vågen på detta af- 

 stånd af observatören manipuleras. Genom den ena af dessa stänger manipuleras skålar- 

 nas arretering, genom den andra arreteringen af balansen och skålarnas upphängning vid 

 denna. Den tredje stången tjänstgör vid öfvei^förandet af belastningen från skålarna till 

 den kring vågpelaren rörliga vändskifvan, och slutligen kan genom den fjärde stången 

 nämnda vändskifva kringvridas ett hälft hvarf kring vågpelaren. Genom att upprepa 

 vridningen af den tredje stången i motsatt led återföras belastningarna, som nu bytt 

 plats, till skålarna. 



Vågbalansens svängningar afläsas med kikare och skala med tillhjälp af en midt på 

 balansen, horisontelt fästad spegel, öfver hvilken är anbragt ett rätvinkligt glasprisma» 

 hvarigenom afläsningarna kunna verkställas från någon punkt på vågens symmetrilinie i 

 horisontalplanet. Öfver nämnda prisma befinner sig änrui en spegel, som är fästad direkt 

 vid vågpelaren, och genom hvilken man kan kontrollera vågens oförändrade ställning. 



Då vågen skall användas för hydrostatiska vägningar, fästas vid den ena (venstra) 

 vågskålen tvänne nedtill genom en tvärslå med hvarandra förenade stänger. För att lemna 

 fri genomgång för dessa stänger genom vågens sockel, är denna genombruten af tvänne 

 hål, hvilka, då stängerna icke användas, kunna slutas genom metallproppar. 



Ifrågavarande våg synes i det stora hela väl uppfylla de förväntningar, som man 

 kan ställa på ett precisionsarbete från Rueprechts berömda verkstad, ehuru mindre an- 

 märkningar kunna deremot framställas. Så lerana de optiska delarna af instrumentet 

 något öfrigt att önska, i det att bilderna af skalan, hvilka genom samma kikare böra 

 kunna ses i de båda speglarna (den fasta och den med balansen rörliga), icke samtidigt, 

 d. v. s. med samma utdrag å kikaren, kunna iakttagas, beroende på att någon eller några 

 af prismats eller speglarnas ytor icke äro fullt plana. På grund häraf hafva vi afstått 

 från användandet af den fixa spegeln, detta så mycket mer som lokalen ej väl lämpade 

 sig för dess användning. Kuggarna i det kugghjul, som drifver den omnämnda vänd- 

 skifvan, synes oss äfven något stora eller möjligen ej fullt jämna, ty vändskifvan får på 

 några ställen under kringvridandet en något ojämn rörelse, hvarigenom en liten förryck- 

 ning af vigternas läge lätt förorsakas. Då härtill kommer att injusteringen af omtrans- 

 porteringsmekanismens skilda delar ej var fullt tillfredsställande, förorsakades, att under 

 loppet af en serie omflj^ttningar af vigterna dessas centrering å skålarna något rubbades. 

 Något märkbart fel i våra bestämningar torde dock nämnda olägenheter icke hafva 

 medfört. 



Det. rum, som i och för kilogramkomparationerna af K. Vet.-Akademiens fysiker 

 Professor Hasselberg stäldes till vårt förfogande, var ett af de innersta i den fysiska 

 institutionens lokal och beläget in åt gården af K. Vet.-Akademiens byggnad. Helt visst 

 erbjuder detta rum under för handen varande omständigheter de största fördelar för i 

 fråga varande arbete. Skakningarna genom den lifliga gatutrafiken märkas väl äfven här, 

 men äro dock tvifvelsutan mindre än på något annat ställe i den fysiska institutionens 

 lokal och i alla händelser föga störande för det i fråga varande arbetet. Ett af fönstren 

 är försedt med en tjock väggfast fönsterplatta af kalksten, hvarpå vågen lämpligen kunde 



