KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 5. 7 



uppvärmning af detsamma. De mindre tillfredsställande resultat, som vi härvid erhöllo, 

 så snart komparationen gälde vigter af olika volym, torde ock i främsta rummet få till- 

 skrifvas denna genom lampan förorsakade starka temperaturstegring i arbetslokalen. Vid 

 de senare vägningarna använde vi för skalans belysning en helt liten fotogenlampa med 

 parabolisk reflektor. Med denna anordning var temperaturförhöjningen under arbetets 

 gång betydligt mindre och skalan dock fullt tillräckligt belyst. 



Vid vägningarna förforo vi på följande sätt. De för komparationen afsedda vigterna 

 placerades inne i våghuset för att antaga dess för handen varande temperatur. De två 

 vigter, som skulle korapareras, placerades å hvar sin skål och centrerades så noga som 

 möjligt med tillhjälp af de å skålarna utmärkta koncentriska ringarna. Genom att pålägga 

 småvigter på den lättare vigten eqvilibrerades approximativt, derpå tillslöts våghuset och 

 lemnades en tid åt sig själft, för att temperaturen mellan vågens olika delar och vigterna 

 skulle utjämna sig. Voro dessa af nära lika volym, har denna tid varit 2 — 4 timmar, 

 voro de deremot af mycket olika volym, har i regeln en natt fått föi"flyta mellan våghu- 

 sets stängning och själfva vägningarna. När komparation verkstäldes med riksprototypen, 

 insattes denna i vågen i närvaro af K. Vet.-Akademiens fysiker, hvarefter skåpet lästes 

 och nyckeln öfverlämnades i hans förvar. Till ytterligare kontroll förvarades under denna 

 tid, så snart icke författarne befunno sig å arbetslokalen, nyckeln till denna hos Akade- 

 miens Sekreterare, Herr Prof. Lindhagen. 



Omkring en timme före vägningens början tändes lampan för skalans belysning. 

 Omedelbart före vägningen aflästes barometern med tillhörande termometer samt de i 

 vågen insatta två termometrarna och hygrometern. Derpå utlöstes arreteringen för skå- 

 larna och balansen, och, sedan vågen gjort en fullständig svängning (hvartill åtgår en tid 

 af c. 95 sek.), aflästes 5 efter hvarandra följande vändpunkter. Sedan derpå balansen och 

 skålarna blifvit arreterade, omtransporterades vigterna, och en ny serie vändpunkter be- 

 stämdes på samma sätt som förut. Efter att på detta sätt hafva låtit vigterna byta plats 

 2 — 6 gånger och för hvarje gång bestämt det motsvarande jämvigtsläget (således 3 — 7 

 jämvigtslägen), afslutade vi vägningen med afläsning af hygrometer, termometer och ba- 

 rometer. 



o 



Vid dessa bestämningar fördes protokollet af den ene af författarne (A. G. Ekstrand), 

 hvaremot den andre (K. Ångström) skötte vågen och gjorde afläsningarna. 



