A. G. EKSTRAND OCH KNUT ÅNGSTRÖM, SVKNSKA RIKSPROTOTYPEN FÖR KILOGRAMMET. 



III. Hjälpinstrument. 



A. Lafttrycksbestämningar. För bestämniiigar af lufttrycket hatVa vi anvandt dels 

 en K. Vet.-Akadernieii tillhörig qvicksilfverbaroineter, märkt N:o 15, frän Brauer i Pul- 

 kova, dels en fysiska institutionen i Upsala tillhörig atieroid från Naudet i Paris. Qvick- 

 silfverbarometern koniparerades direkt med Meteorologiska Centralanstaltens normalbaro- 

 meter, och erhölls dervid såsom medeltal af två för temperaturen korrigerade bestäm- 

 ningar: 



Normalbarometern. 



735,17. 



Brauer N:o 15. 

 735,35. 



Korr. för Brauer. 

 — 0,18. 



Barometern var upphängd så, att dess reservoar var belägen 0,32 m. lägre än kilo- 

 gramvigten å vågskålen, hvarför den aflästa barometerhöjden bör korrigei'as med — 0,03 

 mm. Dessa båda konstanta korrektioner belöpa sig således tillsammans till — 0,2 mm., 

 h vilken korrektion anbragts å de aflästa värdena. Dessutom hafva dessa i h varje särskildt 

 fall korrigerats för temperaturen, afläst å den på barometerns midt anbragta termometern, 

 för fuktigheten samt för latituden. Den första af dessa korrektioner har tagits ur »Leit- 

 faden der praktischen Physik» von Kohlrausch,^ de två senare ur »Tafeln zura Gebrauch 

 bei stereometrischen Wägungen» von A. Neovius. ^ 



Aneroiden har mera sällan blifvit använd. Den jämfördes med qvicksilfverbarome- 

 tern, och dess korrektion bestämdes härigenom till — 0,7 mm. 



B. Temperaturhestämningarna. Härför hafva vi begagnat oss af följande 6 ter- 

 mometrar: 



N:o I termometer af 



N:o II 



N:o III » 



N:o IV » 



N:o V » 



N:o VI 



Aderman, delad i 0°,2, märkt H. 



» » O ,2, » V. 



från Fuess, » O ,\, » N:o 265. 



» » » O ,1, » N:o 268. 



» Söderberg, Stockholm, delad i hela grader. 



» Tonnelot, delad i O ,i, märkt N:o 4587. 



N:o I och II användes i våghuset, den förra till höger den senare till venster, under 

 första afdelningen af våra vägningar (den 28 Dec. 1893 — 9 Jan. 1894), N:o III och IV 

 användes på samma sätt under arbetets senare del (den 25 — 29 Januari 1894), III till 

 höger, IV till venster; V användes vid bestämningen af korrektioner å hygrometern och 

 VI slutligen, som medföljer meterprototyperna och var försedd med certificat från inter- 

 nationella meterbyi"ån i Paris, användes blott för att kontrollera de öfriga termometrarne. 



' Tabell 11, p. 34.S, 6:te Autl. 



"^ Acta Soc. se. Feimicse, Tom. XIX, 



N:o 16, 1893, Tabelle 15 och 17. 



