KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 5. 9 



Genom jämförelse med denna senare funno vi följande korrektioner för de använda termo- 

 metrarna: 



N:o I, Aderman [T. — 0°,34. 



N:o II, Aderman V. — 0,24. 



N:o III, Fuess 265 {h.) + O ,04. 



N:o IV, Fuess 268 iv.) -j- O ,o?. 



N:o V, Söderberg — O ,24. 



Nämnda korrektioner befunnos användbara för hela det temperaturintervall (blott 

 c. 3°), inom hvilket termometrarna vid denna undersökning blifvit använda. 



Termometrarna i våghuset voro placerade en vid hvarje vågskål och med sina re- 

 servoirer i jämnhöjd med kilogramvigterna å skålarna. 



Fuktighetsbestämningarna. För att bestämma fuktigheten i våghuset hafva vi an- 

 vändt en Meteorologiska Centralanstalten tillhörig hårhygrometer från Hottinger i Zijrich. 

 Den placerades i venstra sidan af våghuset så, att trådens midtpunkt intog ungefär 

 samma höjd öfver våghusets botten som kilogramvigten å vågskålen. 



Hygrometern är så graderad, att fuktighetsprocenten direkt afläses. Afståndet 

 mellan 2 delstreck är 5 %, men, då dessa afstånd äro ganska stora, torde en temligen säker 

 skattning af ^/2 % kunna påräknas. Hygrometern kan inställas på fuktighetsprocenten 

 100, derigenom att en lös tyllvägg, som förut blötes i vatten, inskjutes i instrumentets 

 låda, som är af järnbleck och glas. Medelst en skrufnyckel kan derpå justeringen utföras. 



Då den på instrumentet i våghuset observerade fuktigheten städse var 35 % — 40 %, 

 var det af vigt att undersöka instrumentets felvisning å denna del af skalan. För den 

 skull stäldes instrumentet under en gasklocka tillsammans med en blandning af koncen- 

 trerad svafvelsyra och vatten. Genom titrering bestämdes svafvelsyrans halt af H2SO4 

 till 98 %, dess spec. vigt vid 18°, 5 var 1,8405. Ur Regnaults tabeller^ öfver svafvelsyre- 

 blandningars ångspänning beräknades fuktighetshalten under klockan. Försök gjordes med 

 två skilda blandningar och utföllo dessa sålunda: 



Temperatur. H2SO4 + H2O. Ber. fuktighet. Afläst fukt. Korr. 



13°,8. 1 + 3. 63 %. 60 %. H- 3. 



13°,8. 1-1-2. 41 %. 37 %. -\-4. 



Till ytterligare kontroll jämfördes hårhygrometern med en Fysiska Institutionen i 

 Upsala tillhörig kondensationshygrometer af Alluards konstruktion. Denna jämförelse 

 gaf följande resultat: 



-p. Rummets Rel. fukt. Hårhygrometerns Korr. 



"""■ temp. kond. hygr. angifvelse. å hårh. 



3°,45. 18°,i. 38 %. 35 %. -1-3 %. 



Då vi af flera orsaker nödgas tillägga den senare bestämningen af korrektionen, 

 hvilken för öfrigt väl stämmer öfver ens med den förut för 60 % funna, större vigt, hafva 



1 Regn.\ult, Ann. de Ch. et de Ph., III, T. 15, p. 179, 1845. 

 K. Sv. Vet. Akaa. Handl. Band 27. N:o 5. 2 



