12 



Då denna var af fabrikanten med särskild omsorg justerad och så godt som obegagnad, 

 hafva vi icke för i fråga varande hydrostatiska vägning ansett oss behöfva underkasta den- 

 samma en genomgående undersökning. 



V. Kilogramvigterna. 



Vi angifva här nedan de vigtigaste kännetecknen på de med hvarandra kompare- 

 rade kilogramvigterna. 



1) Riksprototypen, i det följande betecknad med N:o 40, finnes närmare beskrifven i bi- 

 fogade certificat (Bilaga 2). 



2) K. Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrås hufvudlikare är förfärdigad af 

 Instrutnentmakaren P. M. Sörensen i Stockholm.^ Den utgöres af en rät cylinder med 

 afrundade kanter och af lika höjd och diameter. Den är af messing, förgyld, förvaras 

 i ett särskildt etui, märkt med inskrift »hufvudlikare», men har på sin yta intet sär- 

 skildt märke. Ytan synes ej vara af fullt oklanderlig beskaffenhet, i det den före- 

 faller något ojämn och porös. I det följande betecknas denna vigt med H. 



3) K. Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrås reservlikare är i alla afseenden 

 lik den föregående, dock synes ytan vara af något bättre beskaffenhet och är försedd 

 med märket I å öfre planet. I det följande betecknas denna vigt med I. 



4) K. Vet.-Akademiens normalkilogram af platina, den provisoriska rikslikaren från år 

 1867, närmare beskrifven i Prof. Edlunds arbete: »Bestämning af vigtsförhållandet 

 mellan det Svenska skålpundet och den Franska kilogrammen.»^ Vigten eger flera 

 temligen betydliga repor och i den ena kanten ett djupare märke, som antagligen 

 tillkommit genom ovarsam behandling efter den af Prof. Edlund verkstälda kompa- 

 rationen, då i nämnda arbete dessa fel icke blifvit påpekade. En fullgod öfverens- 

 stämmelse mellan det värde, som denna kilogramprototyp enligt den af H. Tresca, 

 A. J. Ångström och A. E. Nordenskiöld utförda bestämningen af år 1867 bör ega, 

 och det nu funna, är af nyss nämnda skäl ej att vänta. Denna kilogram är i det 

 följande betecknad på samma sätt som i Edlunds arbete med S N:o 5. 



5) Fysiska Institutionens i Upsala normalkilogram, hemförd af A. J. Ångström 1867 

 och äfven den komparerad af Edlund (se nyss citerade arbete), är en vigt af den 

 äldre modellen med knapp, försedd med ett litet utstickande justerstift. Den är för- 

 färdigad af messing, starkt förgyld, förvaras i ett särskildt träetui samt betecknas i 

 det följande med F. 



6) K. Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrås kontrollikai"e N:o 4**» är en 

 vigt af ganda modellen med knapp. Den är förfärdigad af Instrumentmakaren Sö- 



' Som närmare synes af det följande, äro de båda kilograramassorna // och / betydligt för tunga. Orsa- 

 ken härtill är den, att Herr Söiienskn afsigtligt gjort dem för tunga för att sedan vid själfva komparationen få 

 utföra en sista just(!ring. Detta, som anmäldes vid vigternas atlemnande till Byriln, kom dock till författarnes 

 vetskap först efter komparationernas slut, dfi vidare ändringar ej läto sig utföras. 



■^ K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. B. 7. N;o 10," 1869. 



