KONGL. SV. VET. AKADKMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 5, 33 



Deville et, apres sa mört, par Debray, Membres de Tlnstitut de France, délégués de 

 la Section frangaise. 



D'aprés les resultats de Tanalyse, Talliage ne contient aucune trace d'iridium a Tétat 

 libre, ne renferme pas de ruthenium et seulement une quantité extrémement petite, un k 

 deux dix-milliémes, de rhodium, et un dix milliérae de fer. Le dosage de riridiuin a 

 donné pour resultat 10,08 k 10,09 pour 100. 



M. ToRNÖE, Aide du Bureau International, a pris part, sous la direction de M. De- 

 bray, aux analyses de cet alliage exécutées dans le laboratoire des hautes études de TEcole 

 normale supérieure k Paris. Apres la mört de M. Debray, M. Tornöe a rédigé sur ces 

 analyses un rapport détaillé, publié dans le tome VII des Travaux et Mémoires du Bu- 

 reau international. 



Détermination du volume. 



L'étude de la densité du Kilogramme a été confiée a M. Thiesen, Adjoint du Bu- 

 reau international. 



La détermination du volume a été faite avant l'ajustage déiinitif de la piéce, dont 

 le poids excédait la valeur du kilogramme de 2"°,76. Dix déterminations ont été faites, 

 a une température moyenne de 9°, 7 dans trois échantillons différents d'eau distillée. On 

 les a réduites ä la température de la glace fondante, en adoptant comme coefRcient de la 

 dilatation cubique du platine iridié, entré o° et t°: 



Jc = 10"" (25 707 + 8,6 t) 



ou t désigne la température en degres des therraometres k mercure de M. Tonnelot, con- 

 struits en verre dur, ou bien 



k = 10-^25 859 + 6,5 T) 



o{\ T désigne la température exprimée d'aprés Téchelle normale adoptée pour le service 

 international des Poids et Mesures (échelle du therniométi'e ä hydrogéne). 

 De la valeur trouvée pour le volume a zero: 



46"',4104 + 0°",0002 



qui correspond ä une densité de 



21,5470 



on a déduit, pour le Kilogramme détinitivement ajusté, la valeur: 



Volume du Kilogramme N:o 40 



46'"\4io. 



Masse du Kilogramme. 



Les comparaisons des Prototypes entré eux ont été faites par M. Thiesen, Adjoint 

 du Bureau, au moyen de la Balance Rueprecht N:o 1, et par M. Kreichgauer, Aide du 



K. Sv. Vet. Akad. Hondl. Hand 27. N:o 5. Ti 



