KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 6. 5 



äro synnerligen vackra och livarje streck numreradt med blott i mikroskop läsliga 

 siffror af O.is millimeters höjd. Från millimeterskalans sida räknadt äro millimeter- 

 strecken siffrerade U, 1, 2 . . . . 99, 100 och de derefter följande centimeterstrecken 1 1, 

 12 . . . 99, 100. Här tecknas de efter bråkdelar af metern O, O.ooi, O.002 .... O.099, 

 0.1, 0.11, 0.12 ... 0.99, 1. Metern IF har vid O.75 en ganska ansenlig knäformig krök- 

 ning uppåt, hvilken genom delningsfelens gång visar sig ha uppkommit efter gra- 

 deriiigen, dock före mottagandet i Stockholm, sannolikt under transporten hit. Oafsedt 

 den häraf uppkomna ojemnheten äro graderingsfelen sällsynt små. 



A D och E är graderingen icke siffrerad. Strecken nämnas här, i öfverensstäinmelse 

 med det för W använda sättet, O, O.0002, O.0004 . . . O.ooi, O.002 . . . O.009, O.oi . . . O.09, 



0.1 . . .0.9, 1. 



Wredes komparator. 



Hufvudsakligen — nämligen för alla koinparationerna, för dilatationsbestämningarna 

 och för de flesta bestämningar af delningsfel — användes den till kontroll- och justerings- 

 byrån hörande Wredes komparator. Undantagsvis vid några bestämningar af delningsfel 

 nyttjades dubbelmikroskopet och den i k. stadgan angående mått och vigt den 10 Nov. 

 1865 § 3 mom. 3 (sv. författningssamling 1865 n:r 63) omnämnda komparatorn, som nu- 

 mera förvaras å nyssnämnda byrå. 



Wredes komparator, tillverkad af herr G. F. Sörensen i Stockholm, är egentligen af- 

 sedd för komparationer af andra rang, sålunda för koraparationer mellan hufvudlikare och 

 arbetslikare, men då ingen bättre funnits att tillgå, hafva vi måst låta oss nöja med den- 

 samma. Olägenheterna bestå egentligen uti för svag konstruktion samt uti brist på an- 

 ordningar för att erhålla konstant temperatur. 



En trefot eller ett stativ af trä, 8 decimeter högt, uppbär den egentliga apparaten. 

 Mikroskopen äro fästa i en ram eller ränna af trä, hvilken tillåter deras inställande på 

 hvilket afstånd som helst från hvarandra inom 1 meter. De fasthållas visserligen i rä.n- 

 nan genom starka spännfjedrar, men ha likväl derjemte blifvit fästa med 4 starka skruf- 

 var hvardera. 



De likare, som skola kompareras, uppläggas på vanligt sätt på två rullar, af hvilka 

 den ena är cjdindrisk och den andra har en konisk förhöjning på midten och hvilka be- 

 finna sig på ett afstånd från hvarandra, som är afpassadt så, att meterlikarnes längdför- 

 ändring genom krökningen blir den minsta möjliga. Hvardera etalonen kan i längdrikt- 

 ningen injusteras med en skruf, som medelst en häfstång verkar på en krämpa, hvilken fästes 

 direkt på likaren. För prototypen användes likväl ej denna inrättning, utan han inställ- 

 des i längdriktningen med blotta handen. De båda etalonerna kunna naturligtvis också 

 injusteras i höjd- och tvärriktningen, men icke bägge oberoende af hvarandra, ty de ju- 

 sterskrufvar, som verka på den längst från observatorn liggande metern, ändra äfven i 

 lika mån den närmare meterns läge. Sedan derför den förra likaren blifvit injusterad 

 under mikroskopen, inriktas den andra med de ensamt på honom verkande skrufvarna 



