6 EDV. JÄDBRIN, KOMFAEATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



De med förut ointalade rullar och tillhörande justeringsirirättningar försedda under- 

 lag, soin uppbära de båda metrarna, hvila på en jernskifva, som med en håfstång är rör- 

 lig i tvärriktningen, i ändamål att ömsevis inställa den ena eller andra metern under 

 mikroskopen. Denna omflyttning af apparatens tyngsta delar torde verka någon sättning 

 af öfriga partier. Pa det likväl afstånden mellan mikroskopen derigenom ej må ändras, 

 är den ofvan beskrifna ram, i hvilken mikroskopen äro fästa, icke oföränderligt förbunden 

 med de vertikalt ställda stöd, på hvilka den med sina ändar hvilar, utan han stödjer sig 

 i den ena ändan på två skrufspetsar, den ena aftrubbad, och i den andra ändan på en 

 skrufspets. De vertikala stöden äro af trä, men naturligtvis på sin öfre ända behörigen 

 försedda med infällda fotbrickor, som svara emot nyss nämnda skrufspetsar. Om genom 

 metrarnas omflyttning ramens vertikala stöd något förändras till sitt läge, tvingas derför 

 icke ramen att kröka sig och derigenom förändra afståndet emellan mikroskopen, ty 

 hans ena ända kan i längdriktningen glida på underlaget. 



För att i möjligaste mån skydda likarne mot hastiga ändringar i temperaturen, om- 

 lindades de med lös vadd, hvilken undanskaffades, förutom i bägge ändarna, blott på de 

 ställen, der öfre ändarna af qvicksilfverpelarna i termometrarna befunno sig, samt der 

 likarne hvilade på sina rullar. Derjemte öfverhöljdes bägge likarne gemensamt med ett 

 lätt vaddhölje och med en handduk. Ytterligare placerades alltid emellan likarne och 

 observatörerna en vertikalt ställd skärm af papp. Prototypen omlindades ej med vadd, 

 utan öfverhöljdes i stället med ett dubbelt lager af lös vadd. Han var derigenom må- 

 hända något mindre väl skyddad än de öfriga likarne, men detta torde likväl ej få till- 

 mätas någon märkbart ogynnsam verkan, emedan hans dilatationskoefficient ej är hälften 

 så stor som de öfrigas. 



Mikroskopen 



injusterades så, att ett hvarf å mikrometerskruf varna motsvarade O.i millimeter. De ha 

 dervid en förstoring af ungefär 30 gånger. Trummans omkrets är delad i 100 diilar, 

 hvarför afläsningen genom uppskattning af tiondedelar sker på 0'".t när. Mikrosko|)en, 

 som förut icke varit märkta, ha nu blifvit försedda med numren / och 2. 



Afståndet mellan trådarna i synfältet är lör mikroskop I 87'" och för mikroskoj) 2 

 I?)'"'. För de grofva delningsstrecken å likarne D och E synas dessa afstånd vara ganska 

 väl afpassade, men för strecken å prototypen och å W äro de mycket för stora och för- 

 svåra sålunda inställningarna. Objektivens höjd öfver likarne är, när dessa äro injuste- 

 rade för tydlig bild, ungefär 6 cm. 



Afläsningarna i mikroskopen angifvas i hela hvarf pä skrufven såsom enhet. Tredje 

 decimalen betecknar således tiondedels mikroner. Trådarnas medelställning betecknas med 

 10 hvarf. När trådarna skrufvas från trumman, ökas aHäsiiingen, emedan skrufvarna äro 

 högergängade o(;li afläsningen å trummans gradering ökar vid vridning motsols. Alla 

 inställningar hafva skett så, att den sista vridningen gått i negativ led. 



Mikroskop / har ständigt vid koraparationerna varit placcradt till venster, 2 till höger. 



