KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 6. 



15 



Med ofvanstående värden å koefficienterna beräknas följande 

 korrektionstabell för det periodiska felet. 



v 



Mih: 1. 



Mih: a. 



'■.00 



0.00 



0.00 



.05 



+ 0.36 



+ 0.11 



.10 



+ 0.63 



+ 0.20 



.15 



+ 0.69 



+ 0.26 



.20 



+ 0.50 



+ 0.29 



.25 



+ 0.11 



+ 0.30 



.30 



— 0.35 



+ 0.29 



.35 



— 0.73 



+ 0.26 



.40 



— 0.88 



+ 0.22 



.45 



— 0.76 



+ 0.15 



.50 



— 0.41 



+ 0.05 



x> 



Mikr, 1. 



Mikr. 2 



.50 



— 0.41 



+ 0.05 



.55 



+ 0.04 



— 0.00 



.60 



+ 0.44 



— 0.19 



.65 



+ 0.64 



— 0.31 



.70 



+ 0.60 



— 0.40 



.75 



+ 0.34 



— 0.44 



.80 



— 0.01 



— 0.4.8 



.85 



— 0.30 



— 0.37 



.90 



— 0.41 



— 0.26 



.95 



— 0.30 



— 0.13 



.00 



0.00 



0.00 



Korrektionerna äro angifna i enheter af andra decimalen af v, sålunda vid mikro- 

 skopens nuvarande injustering i mikroner. 



När till observationerna anbringas korrektioner enligt denna tabell, återstå ännu 

 följande afvikelser: 



Mikr. 1. 



Mikr. 2. 



"'. 



+ 0.08 



— 0.04 



«2 



— 0.08 



+ 0.04 



«3 



+ 0.08 



— 0.04 



«4 



— 0.08 



+ 0.04 



«5 



+ 0.08 



— 0.04 



«6 



— 0.08 



+ 0.04 



Dessa afvikelser bero väsentligen af den valda funktionsformens oförmåga att exakt 

 uttrycka periodiciteten. 



Mikroskopens progressiva fel. 



Uti komparatorns konstruktion ligger garanti för att mikroskopens optiska axlar 

 eller deras kolliinationslinier (bestämda ge^om objektivens optiska medelpunkter och trå- 

 darnas ställning vid atiäsningen 10 på trumman) komma att stå ganska nära vinkelrätt 

 emot den under mikroskopen injusterade likarens öfre plan. Ty mikroskopen äro fästa 

 i noga passande cylindriska hylsor (der de fasthållas med en stark klämskruf), hvilka ålro 

 vinkelrätt fästa i 6 millimeter tjocka raessingsplattor, som hvila mot och fastskrufvas i 

 den förut omtalade träramen eller rännan. Vidare äro mikroskopen hvarandra nästan 

 fullkomligt lika, och den injusterade likarens öfre plan kommer på lika afstånd från så- 

 väl objektiven som från de nyss omtalade plattorna, hvarför likarens plan äfven blir pa- 

 rallelt med träramens öfre plan och med de på detta hvilande plattorna, sålunda vinkel- 

 rätt emot mikroskopens axlar. 



å 



