16 



EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



När detta är förhållandet, är det a priori icke sannolikt, att mikroskopens progres- 

 siva fel kunna vara betydande, hvilket äfven har besannat sig. 



För bestämning af det progressiva felet graderades en liten silfverplatta uti inter- 

 valler af dels 0.1 millimeter och dels 0.5 mm. Dessa intervaller uppmättes på skilda ställen 

 af skrufvarna, och dervid erhölls: 



Mikr. 1. 



1894 Maj 3. 



Afläsn. 



15»-. 990 

 15 .006 

 15 .015 

 14 .025 

 13 .980 



12 .999 



13 .008 

 12 .022 

 11 .982 



10 .992 



11 .008 

 10 .021 



Afläsn., korr. 

 för period, fel 



15'-. 9893 

 15 .0064 

 15 .0153 

 14 .0268 

 13 .9786 



12 .9983 



13 .0086 

 12 .0236 

 11 .980 



10 .9914 



11 .0086 

 10 .0226 



} 



} 



Interv. 

 98.29 

 98.85 

 98.03 

 98.50 

 98.93 

 98.60 



Afläsn, 

 15'-. 000 

 9 .990 

 9 .976 

 4 .964 



Afläsn. 



Korr. afläsn. Interv. 









9'- .992 

 9 .010 



9'-.9914 1 

 9 .0107 1 



98.07 









8 .976 

 7 .991 



8 .9744]^ 

 7 .9904 )' 



98.40 









7 .980 

 6 .999 



7 .9786 ■) 

 6 .9989 ) 



97.97 









6 .993 

 6 .018 



6 .9925 I 

 6 .0193 1 



97.32 









5 .983 

 4 .999 



5 .9818 1 

 4 .9989 J 



98.29 









4 .999 

 4 .014 



4 .9989 1 

 4 .0150 J 



98.39 









3 .980 

 2 ,990 



3 .9786 1 

 2 .9893 i 

 Medeltal 



98.93 





98.35 



Korr. afläsn. 



Interf. 









IBf-.oooo \ 



9 .9893 ] 



501.07 









9 .9744 1 

 4 .9617) 



501.27 









Medeltal 501.17 





Af dessa observationer framgår, att det progressiva felet för mikroskop / är 



omärkligt. 





Mikr. 2. 





1894 Maj 17 



Afläsn. 



Korr, afläsn. 



14'-. 998 



14'', 9979 1 



10 .0485 



10 .0496 ( 



10 .004 



10 .0041 1^ 



5 .079 



5 .0808 1 



4 .9965 



4 .9964 1^ 



9 .906 



9 .9036 J 



10 .00(1 



10 .0061 1 



14 .949 



14 .9477 ) 



Interv. 



494.83 



492.33 



490,72 



494.16 



Diff 



!,50 



3,44 



En annan 0.5-millimcters-intervall inställd. 



