24 EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



skalor äro liksom de förras indelade i endast hela grader, hvarje grad omfattande ungefär 

 2.5 mm. Reservoirerna äro korta cylindrar, som äro fästa i rätlinig fortsättning under ska- 

 lorna. Termometrarna äro märkta X, T och Z. Vid användningen ha de fastbundits 

 ofvanpå etalonen W, Y med reservoiren i midten, X med reservoiren ungefär vid del- 

 strecket 0.2, Z vid 0.8. 



Såsom å sidan 6 blifvit omtaladt, omlindades etalonerna med lös vadd, hvilken så- 

 som ett gemensamt hölje naturligtvis omslöt dessa och deras termometrar. Angående 

 öfrigt skydd mot osäkerhet i temperaturbestämningen hänvisas till nyss anförda ställe. 



Samtliga dessa 9 observations-termometrar ha visat sig okänsliga för inverkan af 

 det inre trycket, i det att upprepade afläsningar, som gjorts omvexlande med termome- 

 tern i horisontel och i vertikal ställning (och med iakttagande af i öfrigt lämpliga åt- 

 gärder) icke gifvit märkbara skillnader. Särskildt hade likväl väntats, att denna differens 

 skulle bli märkbar för termometrarna A och B. 



Häraf följer ock gifvetvis, att något afseende ej heller behöfver fästas vid variatio- 

 nerna i det yttre trycket. 



Vid afläsning af samtliga termometrarna, sålunda äfven beträffande de 7 med hel- 

 gradsindelning, har uppskattning gjorts på hundradedelar af graden. Det mått af säker- 

 het, som dervid kan vinnas, låter sig lättast bedöma genom jemförelse emellan observa- 

 tion och räkning vid kalibreringarna. För att undvika parallax vid afläsningarna har stän- 

 digt noggrannt iakttagits, att graderingsstrecken, sedda tvärs igenom kapillärröret, trots ljus- 

 brytningen i detta, vid ändan af kvicksilfvermenisken visat sig gå i rät linie med strec- 

 ken, sedda direkt, sålunda utanför kapillärröret. Flertalet afläsningar å termometrarna ha 

 gjorts genom lupp, men en del, som utförts för deras undersökning, genom katetometer. 



Termometrarnas kalibrering. 



Termometrarna A och B kunna ej underkastas kalibrering, emedan rummet ofvan- 

 för kvicksilfvermenisken ej är lufttomt. De kunna således ej undersökas annorlunda än 

 genom nollpunktsbestämning och jemförelse vid andra temperaturer med normaltermo- 

 metrar. Termometrarna Z), och D^ hafva förut blifvit undersökta af statsrådet Broch. 

 Med anledning deraf och derför, att de, likasom A och B, användes endast i vanlig rum- 

 värme, erfordrades ej heller för dem annan undersökning än för de båda förra. 



Deremot hafva termometrarna X, Y och Z samt E^ och E^ blifvit kalibrerade, de 

 förra redan i Februari 1893, då termometrarna voro endast två månader gamla. 



Kalihrering af X, Y och Z. 



Kvicksilfverpelare af respektive ungefär 10, 20, 30 och 40 graders längd afskiljdes. 

 Deras längder tecknas l^^, l^„, 1.^^ och l^^. Om vidare skalans korrektioner vid 0°, 10° etc. 

 tecknas kg, ä;,(, o. s. v., så angifvas observationerna genom 



