28 EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONER EMELLAN SVEKIGES METERPROTOTYP ETC. 



Kaliberfelen äro här högst betydliga och tennometern hade obestridligen från början 

 bort kasseras. Emellertid behandlades dessa observationer först på vanligt sätt, men de 

 dervid erhållna värdena å korrektionerna betraktades endast såsom approximativa, allden- 

 stund afläsningarna (genom de betydande variationerna i kvicksilfverpelarnes längder) icke 

 alltid kunnat tagas tillräckligt nära de ifrågavarande fimdamentalpunkterna å skalan, för 

 att korrektionerna vid de aflästa ställena kunnat anses lika med de korrektioner, som 

 gälla vid fundamentalstrecken. 



För den skull uppställdes nya normalekvationer, der de obekantn repi'esenterade 

 rättelser till de förut funna approximativa korrektionerna, och hvilka normalekvationer 

 erhöllos genom att direkt i observationerna införa dessa korrektioner. Detta gjordes efter 

 följande grunder. När exempelvis observationen 



^23 = Kö — K + 25".22 



gjordes, tillgick detta sålunda, att först genom lindrig knackning kvicksilfverpelarens nedre 

 ända bragtes till koincidens med noUstrecket, hvarefter afläsning togs vid andra ändan. 

 Sedan bragtes den öfre ändan till koincidens med 2 5 -grads-strecket och afläsning togs 

 vid den nedre ändan. Härigenom erhöllos två temligen nära öfverensstäm mande värden 

 å pelarens längd, och medeltalet antecknades lika med 25°.32. De korrektioner, som här- 

 vid (efter den approximativt uppgjorda korrektionstabellen) skulle anbringas, voro först 

 (delvis genom interpolation) /c^g ,, — kf, och sedan k^^ — k-^.^, hvarefter medeltalet af dessa 

 två differenser infördes i kalkylen. 



Ur de andra gången uppställda normalekvationerna bestämdes för termometern E^ 

 följande värden såsom de sannolikaste: 



^25 = 25°.408 ^35 (antagen) =0 k,o = + 0°.251 



^20 = 19 .961 k^g = + 0°.lll ftj = + O .125 



i,5 = 15 .433 ^25 = + O .225 k„ (antagen) = O 



i,o = 10.208 ^20=+ 0.316 Ä.j =—0.135 

 iu = 5.165 



Differenserna emellan observation och räkning äro här i den ordning, vilkors-ekvatio- 

 nerna å sid. 27 utvisa: 



^15... 0°.00 ^10- •■ + 0°.oi ij. .. 0°.oo 



— 0.01 0.00 + 0.01 

 + 0.02 -I- 0.02 —0.04 

 + 0.01 0.00 —0.01 



0.00 —0.01 +0.02 



— 0.01 —0.01 +0.01 



— 0.01 —0.01 +0.01 



Uti ofvan bestiUnda korrektioner för kaliberfelen inbegripas tydligen äfven korrek- 

 tioner för delningsfel hos skalornas gradering. 



0°.04 



^20 ■ ■ ■ + 0°.04 



0.00 



+ 0.01 



0.04 



— .02 



0.00 



— 0.05 



0.00 



+ 0.01 





+ 0.01 



