KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 



27. n:o 6. 



37 



För termometrarna E^ och E^ samt X, Y och Z meddelas nu en på kalibreringen 

 och fundamentalintervallens bestämning grundad tabell. 



De två sista kolumnerna af denna tabell innehålla korrektionerna, hänförda till 

 vätetermometern. Dervid ha differenserna emellan vätetermometerns angifvelser och kvick- 

 silfvertermometrarnas uttagits enligt den af statsrådet Bi'och uppgjorda tabell, som gäller 

 för termometrar »en verre dur». AUdenstund här ifrågavarande termometrar ha blifvit 

 komparerade med just sådana vid + 35° och vid 0°, så torde nyss nämnda differenser 

 inom detta trånga område äfven få anses gälla för de förstnämda. 



De i de två sista kolutpnerna upptagna korrektionerna äro ej fullt riktiga, om en 

 betydlig ändring af fryspunktens läge framdeles förekommer. 





Killiberlcorrektion + korrektion för fnndamental-intervallen. 



Samma korrektio- 

 ner, hänförda till 

 väte termometern. 



E, 



E, 



Med. 



X 



Y 



z 



Med. 



E„E, 



X, Y,Z 



+ 40° 









+ 0°.025 



+ 0°.191 



— (f.029 



+ 0°.062 



__ 



— 0.045 



35 



+ 0°.086 



— 0°.ili 



— 0°.012 



+ 0.007 



+ 0.132 



+ 0.055 



+ 0.065 



— 0°.118 



— 0.041 



30 



+ .074 



+ 0.016 



+ .045 



— 0.001 



+ 0.093 



+ 0.109 



+ 0.067 



— 0.057 



— 0.035 



25 



+ 0.062 



+ 0.145 



+ 0.104 



- .003 



+ 0.065 



+ 0.137 



+ 0.066 



+ 0.010 



— 0.029 



20 



+ .049 



+ 0.252 



+ 0.151 



— 0.005 



+ .044 



+ 0.142 



+ 0.060 



+ .067 



— 0.024 



15 



+ 0.037 



+ ..320 



+ 0.179 



— 0.014 



+ 0.016 



+ 0.128 



+ 0.043 



+ 0.110 



— 0.026 



10 



+ .02.5 



+ 0.219 



+ 0.122 



— 0.020 



— .005 



+ 0.099 



+ .025 



+ 0.072 



— 0.026 



+ 5 



+ 0.012 



+ 0.109 



i 0.061 



0.000 



0. 002 



+ 0.048 



+ 015 



+ 0.035 



— 0.012 







0.000 



0.000 



0.000 



0.000 



0.000 



0.000 



0.000 



+ 0.003 



+ 0.001 



— 5 



— 0.012 



— 0.119 



— 0.066 



— 0.082 



— .027 



— 0.019 



— .043 



— 0.029 



— 0.008 



10 



— 0.025 



— .233 



— 0.129 



— 0.178 



— 0.050 



— 0.029 



— 0.086 



— 0.052 



— 0.011 



15 





— 





— 0.230 



— 0.045 



— 0.040 



— 0.105 





+ 0.016 



20 











— 0.266 



— 0.018 



— 0.050 



— 0.111 





+ 0.063 



25 









— 0.291 



4- 0.033 



— 0.056 



— 0.105 







+ 0.131 



30 









— 0.316 



f 0.100 



— 0.077 



— 0.098 







35 











— 0.352 



■+ 0.179 



— 0.125 



— 0.099 









— 40 











— 0.410 



+ .265 



— 0.214 



— 0.120 







När korrektionerna i de två sista kolumnerna tUlämpas och dertill fogas fryspunkts- 

 korrektionen, så ange termometrarna alltså temperaturen enligt vätetermometern. Medel- 

 talen af fryspunktskorrektionerna äro, sedan afläsningarna blifvit korrigerade enligt ofvan- 

 stående tabell, följande: 



Ej cell E^ X, Y ocli z. 



1894. Jan. 14 — 0°.498 - 0°.117 



> Febr. 12 ... Mars 18 —0.483 —0.187 



April 16... 19 —0.491 —0.198 



Emellan Jan. 14 och Febr. 12 samt emellan Mars 18 och April 16 uttagas korrek- 

 tionerna genom interpolation. 



