KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAE. BAND 



27. 



:0 6. 



43 



Hvarfven å skrufven räknas vid trådparet a, såsom figuren visar. Med den för- 

 storing (so gånger), mikroskopet vid nuvarande justering eger, motsvarar afståndet emel- 

 lan trådparen a och h ungefär 0.93 mm. och emellan h och c O.ee mm. Skrufvens rörelse till- 

 låter ej direkt uppmätning med samma trådpar af en hel millimeterintervall, hvarför skruf- 

 värdet måste bestämmas på en sådan omväg, att först afståndet emellan h och c uppmät- 

 tes i skrufgängor genom inställning på samma millimeterstreck. Afståndet b ... c befanns 

 då vara, såsom medeltalet af .3 observationer, 12'. 763. Derefter inställdes 6 på O mm.- 

 strecket och c på 1 mm. -strecket, hvarvid naturligtvis skillnaden emellan afläsningarna 



c 



b 



1 







fig. 



2. 



(= 6'. 537 såsom medeltal af 3 observationer) aiigaf det antal skrufgängor, som motsvarade 

 1 mm. minus distansen be. Deraf härleddes skrufvärdet lika med millinieterintervallen 

 W O . . . W 0.001 (997'".97, se sid. 19), dividerad med summan af de båda afläsningsdifie- 

 renserna, eller lika med 



19.300 



51/". 708 , 



Undersökningen af centimeterintervallerna gjordes på följande sätt: högra objektivet 

 öfvei^täcktes med skärmen, så att det venstra ensamt fick tjenstgöra, och trådparet 6 inställ- 

 des på strecket O. Denna inställning gjordes genom likarens längdförskjutning, sedan i 

 förväg skrufven ställts på afläsningen lO.ooo. Derefter tilläts det högra mikroskopet en- 

 samt tjenstgöra, och trådparet a instälhies öfver strecket O.oi, då afläsningen å skrufven 

 blef ungefär 12.265. Sedan upprepades samma föi'farande uti omvänd ordning, dock så att 

 afläsningen å strecket O.oi denna gäng blef 12.ooo och å O-strecket ungefär 9.735, hvilken 

 senare afläsning — subtraherad från 22.ooo — borde gifva i det närmaste samma re- 

 sultat som den förra. Medium togs af dessa båda resultat. 



Alla öfriga centimeterintervaller behandlades pä samma sätt, och det är tydligt, 

 att intervallernas differenser motsvarade afläsningarnas olikhet. 



Emedan alla afläsningar togos på samma del af trumman och delningsfelen äro myc- 

 ket små, var en undersökning af skrufvens ojemnheter icke behöflig, och ej heller voro 

 resultaten beroende af att skrufvärdet bestämdes mycket noggrant. 



Resultaten af undersökningarna blefvo: 







Ser. 1. 





Ser. 2. 





Ser. 3. 





Ser. 4. 



w 



1894. 



Maj 9. 





Maj 9. 





Maj 9. 





Maj 10. 



0.01... 





+ 0^.94 





— 0^.13 





— 0,«.52 





— 0^.48 



0.02 . . . 0.01 



I 



— .25 



1 



— .75 



I 



+ .01 



1 



— .19 



0.03 . . . 0.02 



— .95 



+ .07 



— .28 



— .37 



0.04 . . . 0.03 





— .20 





— .21 





— .66 





— .69 



