» 



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 6. 45 



W Ser. 1. Ser. 2. Medium = A. 



0.001... O —2^.88 — 2/<.59 — 2«.74 



0.002.. .0.001 +1.57 +1.23 +1.40 



0.003 . . . 0.002 + 1 .03 — O .35 + O .3-1 



0.004 .. .0.003 —0.14 —1.81 —0.97 



0.005 . . . 0.004 + 1 .03 + O .58 + O .80 



0.006 .. .0.005 +0.97 +0.92 +0.95 



0.007 .. .0.006 . . .- —1.09 —1.25 —1.17 



0.008 ... 0.007 —0.34 +0.69 +0.17 



0.009 .. .0.008 —0.27 +1.44 +0.59 



0.01 ...0.009 +0.12 +1.13 + O .63 



Derjemte användes för undersökning at millimeter-delningen äfven den å sid. 5 

 omtalade och i k. förordningen 1865 åsyftade komparatorn. Denna, som korteligen nämnts 

 »lilla» komparatorn, är af det enkla slag, som lättast karaktäriseras såsom en »stångcirkel 

 med två mikroskop. Dessa kunna efter behag flyttas längs efter bjelken och fastgöras med 

 starka klämskrufvar. Det ena mikroskopet är dessutom till en längd af 4 centimeter 

 flyttbart i en slid medelst en tingängad skruf, å hvilkens hufvud afläsningar kunna tagas 

 på tusendelar af en gänga. En skrufgänga är vid +17° medelst likaren W bestämd till 

 0.325 615 mm. (ett resultat, som framgått just ur efterföljande undersökningar), hvarför en 

 omvridning af ungefär 3''.o7i erfordras för att förskjuta mikroskopet 1 mm. 



Komparatorn användes på det sättet, att medelst skrufven och det rörliga mikro- 

 skopet intervallen O . . . O.ooi uppmättes. Derefter flyttades likaren efter sin längd 1 mm., 

 så att intervallen O.ooi . . . O.002 kunde uppmätas på samma del af skrufven och med nästan 

 samma afläsningar. Sålunda förfors äfven med de öfriga intervallerna. Allt jemt bibe- 

 hölls det fasta mikroskopet, placeradt nära likarens andra ända, inriktadt emellan dennas 

 båda längsgående streck för att dei-igenom betrygga likarens förskjutning noggrannt i 

 längdriktningen. 



På detta sätt erhöUos 4 serier, uti hvilka afläsningarna å skrufven inträffade på 4 

 symmetriskt belägna ställen. Visserligen hade 3 eller 6 sådana serier af teoretiska skäl 

 helst bort tagas för att neutralisera skrufvens ojemnheter, men då de differenser, det här 

 gäller att bestämma, äro ytterst små, sä torde mot det nu använda förfaringssättet intet 

 vara att invända. 



Resultaten blefvo 1894 Maj 8: 



W Ser. 1. Ser. 2. Ser. 3. Ser. 4. Medium = B. 



0.001... O — l/i.Sl -3/^.04 — 2/^.05 — 2/i.l8 — 2/'.20 



0.002... 0.001 +1.25 +1.35 +1.69 +0.59 +1.22 



0.003 ... 0.002 +0.60 +0.37 +0.55 —0.07 +0.37 



0.004 ... 0.003 +0.76 —0.44 —0.10 —0.88 —0.16 



0.005... 0.004 +0.77 +1.19 +0.23 +1.56 +0.94 



0.006... 0.005 —0.21 +1.19 +0.55 +1.24 +0.69 



0.007. ..0.006 —0.21 +0.05 —0.75 —1.20 —0.53 



0.008... 0.007 —0.37 —1.42 —0.10 +0.26 —0.41 



0.009 ... 0.008 —1.03 —0.11 +1.04 +0.10 0.00 



0.01 ...0.009 —0.05 +0.86 —1.07 +0.59 + O .08 



0;«.00 



