KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 6. 47 



För kontroll- och justeringsbyråns hufvudlikare, metern E, har blott undantagsvis 

 intervallen O . . . O.0002 kommit i användning. 



På grund deraf, att denna intervall är endast en femtedel af de minsta interval- 

 lerna å W, har den lätteligen kunnat bestämmas direkt genom observation i mikroskopen 

 till Wredes komparator, nämligen sedan dessas skrufvärden blif\'it bekanta. Af obser- 

 vationsprotokollen härledas följande värden, sedan alla korrektioner till mikroskopafläs- 

 ningarna blifvit anbragta: 



E Q... 0.0002 1894 Jan. o. Temp. + 13°.5. Mikr. 2 200^.5 



. 5 ...... 205 .0 



. 1 200 .2 



> i .:.... 200 .3 



. 1 203 .1 



. 1 201 ..3 



. 2 201 .0 



. a 201 .8 



Med. 201/'. 6 5 



Derjemte undersöktes första millimeterns indelning 1894 Jan. 1 som följer: 



I 



T 



Mikr. 1 







.0.0002 . . . . 



.... 201/'.8 



0.0002 . 



.0.0004 . . . . 



.... 200 .8 



0.0004 . 



.0.0006 . . . . 



.... 200 .2 



O.0006 . 



.0.0008 . . . ■ 



.... 201 .2 



0.0008 . 



.0.001 . . . . 



.... 199 .8 



Mikr. 



2. 



202^.0 



199 



.7 



199 



2 



203 



.1 



195 



A 



1003,«.8 



999/^.4 



Med. 

 201/^.9 

 200 .25 

 199 .7 

 202 .15 

 197 .6 



1001.«.C Temp. + 19°.5 



Såsom medium af dessa resultat har antagits, att intervallen E O 

 + 15° är 



0.0002 vid 



201/'.7. 



