48 EDV. JÄDERIN, KOMPAEATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



Dilatationslbestämningar. 



Endast etalonerna. E och W erfordrade undersökning i afseende på dilatationen, då 

 ju denna för D är känd genom certifikatet. 



Dilatationsbestämningarna bestodo derför uti att med hva,randra komparera E och 

 W vid skilda temperaturgrader. För att härvid, om möjligt, åtkomma äfven den emot 

 temperaturens kvadrat proportionella termen var det nödvändigt att utföra komparationerna 

 vid minst tre skilda temperaturer. För den skull jemfördes E och W vid 0° samt vid 

 ungefär + 15° och + 35°. 



Till Wredes komparator höra två lådor eller tråg af zink, 1 1 dm. långa, 2 dm. 

 breda och djupa. Inuti dessa finnas två andra zinklådor 105 cm. långa samt 8 cm. breda 

 och djupa. Dessa ställas på tillhörande fötter så, att de uti de större lådorna lemna 

 fria rum mellan sig och dessas väggar på alla sidor, äfvensom emellan bottnarna. 

 Uti de inre lådorna uppläggas etalonerna på särskilda apparater, hvilka äro försedda 

 med dels hvardera två rullar på lämpliga afstånd från hvarandra för likarnes upp- 

 läggning och dels anordning för justeringar af höjden. Injustering på längden och 

 tvären sker på vanligt vis. 



För att afhålla vattnet från den del af likarne, der graderingsstrecken befinna sig, 

 begagnades 3 cm. höga glasrör af 1 cm. diameter. Dessa cylindrar kunde med tjenliga 

 medel vattentätt fästas ofvanpå likaren, utan att beröfva denna tillräckligt ljus. 



Komparation vid nollgradig temperatur skedde sålunda, att såväl den yttre som 

 den inre lådan fullpackades med fint sönderkrossad is, hvarvid termometrarna å eta- 

 lonerna aflästes vid lämi)liga tillfällen endast för att utröna fryspunkternas lägen. 



Den 15-gradiga temperaturen erhölls lättast och jemnast genom att i lådorna 

 tömma vatten af denna temperatur, på samma gång som arbetsrummets temperatur lika- 

 ledes hölls vid + 15°. 



För att deremot någorlunda konstant kunna bibehålla den 35-gradiga temperaturen 

 var det nödvändigt att tillämpa samma förfaringssätt, som vid termometrarnas kompara- 

 tion vid högt gradtal (se sid. 31). De inre lådorna fylldes nämligen med vatten af något 

 lägre temperatur och de yttre med vatten af något högre temperatur än den åsyftade. 

 Under observationens förlopp blef derför etalonens temperaturvariation mindre, än den 

 eljest skulle blifvit. Vidare försågos lådorna med lock af papp, uti hvilka hål voro upp- 

 tagna för de nödvändiga afläsningarna, samt öfverhöljdes med dukar. Lådorna äro ut- 

 vändigt och i botten klädda med trä samt pä sidorna dessutom med tjock filt. Likväl 

 blef temperaturvexlingen långt ifrån omärklig och till och med rätt betydlig i förhållande 

 till den variation, som förekom vid termometrarnas komparation. 



Jemförelser emellan E och W gjordes uti alla kombinationer af de nyss anförda 

 fundamentaltomperaturerna. Kallas dessa temperaturer a (0°), b (15°) och c (35°), så 

 gjoi-des alltså först en komparation med båda etalonei-na i temperaturen b, hvilken kombina- 

 tion äfven förekom i den sista koinparationen. Kombinationerna voro för öfrigt: aa, a^*, «<■;, 



