54 EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



de andra antagandena. Sämst är antngandet II och ungefär lika goda äro III och IV, 

 såsom också var att vänta. 



Det visar sig sålunda genom denna undersökning, att de termer i dilatationen, som 

 äro pi'oportionella emot andra potensen af" temperaturen, äro pålitligt bestämda. 



De definitiva värdena å dilatationerna äro således gifna genom I, a sid. 51. 



Kontroll- och justeringsbyråns hufvudlikare E äT (se sid. 4) tillverkad af samma 

 smältmassa som vetenskapsakademiens normalmeter D. Den senares dilatation är angifven 

 genom certifikatet bilaga 2 och af statsrådet Broch bestämd till 



18^.381 . t, 



då t betecknar temperaturen enligt kväfvetermometern, hvilken så föga skiljer sig från 

 vätetermometern, att de häi* antagas identiska. Någon emot temperaturens kvadrat pro- 

 portionell term har ej blifvit bestämd för /), utan dilatationen, som erhållits genom 

 komparationer vid + 23°, 11°, 8° och 4°, torde derför få anses gälla omkring + 11°. 

 Vid samma gradtal är dilatationen för E 



18i".048 62 + 0i".258 76 = 18'".307 38 , 



ett värde, som mycket nära öfverensstämmer med dilatationen för D. 



För tekniska högskolans norraalmeter W är vid +11° dilatationen 



18i".279 15 + 0'".230 84 = 18i".509 49 , 



eller något större än för de öfriga etalonerna. 



Komparationer med prototypen. 



De anordningar, som vidtagits för komparationerna, ha till större delen blifvit be- 

 skrifna i det föregående, nämligen å sid. 6 de åtgärder, som afse isolering för tempei^atur- 

 ändringar, å sid. 49 sättet att utföra en fullständig komparation o. s. v. 



Uti komparationerna ha deltagit lektor Arvid Lindhagen (signaturen Lh) och den 

 4 Januari ingeniör G. S. Philip (Ph), och uttalas till dessa herrar ett erkänsamt tack 

 för välvilligt bistånd. Signaturen J betecknar Jäderin och Lb Lindeberg. 



DilatMtionsbestämriingarna äro samtliga utförda af Lb och J. Alla icke signerade 

 observationer och undersökningar äro af J. 



Observa.tionsprotokollens uträkning kan lätfeligen ske, sedan den anmärkningen för- 

 utskickats, att afläsningarna i l)äda mikroskopen gå i samma led, och vidare att differen- 

 sen emellan ailäsningeii i mikrosko|) 2 och afläsningen i mikroskop / blir desto större» 

 ju lä.ngre likaren är. 



