KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. NIO 6. 61 



Komparationer med kontroll-likarne. 



Dessa komparerades 1894 Okt. 14 samt Okt. 27, på grund af bestämmelsen i § 6 

 af k. förordningen af 9 Okt. 1885, med hufvudlikaren E. 



En undersökning af hvarje kontroU-likares båda infällda termometrar skulle bli allt 

 för vidlyftig och torde ej heller vara oundgängligen nödvändig, i det att dels dessa likare 

 städse användas i nästan samma temperatur (vanlig rumvärme) och dels samma noggrann- 

 het hvarken här är åsyftad, som vid komparationerna emellan prototyp och hufvudlikare, 

 ej heller skulle kunna åstadkommas, emedan kontroll-likarnes delning, som är utförd på 

 messing, är ganska g]"of. 



Hvarje likare är stämplad: ^ -^ ^ med ett bredvidstående nummer. De benäm- 

 nas här K jemte motsvarande nummer. Deras antal är numera 9, sedan en — nummer 8 — 

 gått förlorad vid en eldsvåda i Östersund. Kontroll -Ii k arne äro till hela sin längd delade 

 i decimeter, den första decimetern i centimeter och den första centimetern i millimeter 

 Delningsstrecken gå ut i den ena kanten och endast decimeterstrecken nå in emot midten 

 af den graderade ytan. Visserligen vore det derför riktigast att vid komparationerna — 

 då endast de båda ändstrecken komma till användning — göra inställningar i mikrosko- 

 pen på streckens yttersta ändar i likarens kant, men detta är omöjligt af den anledningen, 

 att de flesta streck der äro alltför grofva och emedan i närheten af dem i kanten finnas 

 en stor mängd repor, som göra, att man bland dessa icke ens säkert kan särskilja del- 

 ningsstrecket. För den skull hafva inställningarna gjorts ungefär i midten emellan de 

 båda — långt i sär ifrån hvarandra (6 mm.) belägna — längdstrecken. Afven der visa 

 sig strecken å likarne KB, K 10 och, i synnerhet, Kl mycket för grofva. 



Termometrarna äx-o nunu-erade 1 och 1*, 2 och 2* o. s. v. 



Enär inga undersökningar af termometrarna företagits, afse efterföljande kompara- 

 tioner likarnes längder vid den temperatur, som svarar emot en medelajtäsnimj af + 15° 

 för bada termometrarna. Då likarne, så väl som äfven deras termometrar, numera äro 

 fjorton år gamla (förfärdigade af F. J. Berg år 1880), är det icke sannolikt, att de senares 

 nollpunkter vidare variera märkbart, hvarför äfven den emot afläsningen +15° svarande 

 temperaturen och den emot denna svarande längden för likaren torde komma att förbli i 

 det närmaste konstant. 



Ett undantag derifrån bildar likaren K 1, å hvilken den ena termometern (utan *) 

 blifvit sönderslagen samt i Juni 1894 ersatts med en ny. Denna termometers nollpunkt 

 har sannolikt ännu icke hunnit stadga sig, och den emot afläsningen +15° svarande 

 temperaturen blir i framtiden lägre än nu samt derför äfven likarens längd skenbarligen 

 kortare än nu. .^^ U;^ 



1894 Okt. 14 komparerades med hufvudlikaren i? kontroll-likarne Kl, K 2, Kl, K 9 

 och K 10 samt Okt. 27 K 3, K 4, Kö och K 6. Hufvudlikarens längd är vid beräkningen 

 naturligtvis strängt härledd ur de å sid. 59 anförda resultaten. Likväl har dervid ingen 

 ny nollpunktsbestämning för termometrarna blifvit gjord, emedan vi ansett det för ända- 

 målet tillräckligt att använda medelvärdena från sid. 30, nämligen för termometern El 

 afläsningen + 0°.5o och för E2 afläsningen + 0°.47. 



