KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 



27. n:o 6. 77 



Description. 



La section transversale de la Régle est en fornie dite en X, inscrite dans un carré 

 de 20"™ de cöté. La surface supérieure de la nervure médiane, sur laquelle se trou- 

 vent les traits, coincide avec le plan des fibres neutres. Elle a été ramenée, par un léger 

 ainincissement des jambages inférieurs ä la hauteur moyenue de la section. 



Le tracé sur les mouches se compose, a chaque extrémité de trois traits d'une 

 épaisseur de 6 a 8 raicrons, séparés les uns des autres par des intervalles de O"". 5. La 

 distance comprise entré les traits inoyens de ces deux groupes de trois traits représente 

 la longueur de la Régle. La position de Taxe est déterminée par des groupes de deux 

 traits longitudinaux, plus forts, tracés sur les deux mouches ä 0°"™.2 Tun de Tautre. 



La Régle porte sur la face supérieure des jambages, gravées au burin, 



A Gauche, Tinscription A 29 

 A Droite, Tinscription B 29. 



Les deux échantillons qui accompagnent le Prototype, dans une boite spéciale, por- 

 tent, gravés au burin, les mémes numéros et lettres que les extrémités dont ils ont été 

 détachés. 



Composition chimique. 



La préparation du platine et de Tiridium qui ont servi ä Talliage du bloc dont 

 les barres ont été tirées, a été contrölée par M. Stås, Membre de TAcadémie des sciences 

 de Bruxelles, délégué du Coniité international, par Henri Sainte-Claire-Deville, et a.prés sa 

 mört, par Debray, Membres de ITnstitut de France, délégués de la Section frangaise. 



L'analyse de Talliage a été faite par ces savants, sur plusieurs échantillons pris di- 

 rectement sur les Régles terminées. r)'aprés les resultats de ces analyses, Talliage ne 

 contient aucune trace d'iridium a Tétat libi'e, ne renferme pas de rutliénium et seulement 

 une quantité extrémement petite, un k deux dix-milliémes, de rhodium, et un dix- 

 milliéme de fer. Le dosage de Tiridium a donné pour resultat lO.os k IO.09 pour 100. 



M. Tornöe, Aide du Bureau international, a pris part, sous la direction de M. 

 Debray, aux analyses exécutées au laboratoire des hautes études de TEcole normale su- 

 périeure k Paris. Apres la moi't de M. Debray, M. Tornöe a rédigé sur ces analyses un 

 rapport détaillé, publié dans le tome VII des Travaux et Mémoires du Bureau inter- 

 national. 



Déterminatlon. 



Coefficient de dilatation. La mesure de la dilatation a été confiée k M. R. Benoit, 

 premier Adjoint du Bureau international, avec la collaboration de M. Ch. Guillaume, At- 

 taché au Bureau. 



Gette déterminatlon a été faite en comparant le Prototype N° 29 au Prototype in- 

 ternational JPt , dans Tauge du Comparateur a dilatation, a 8 températures différentes, 



