78 EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONEK EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYF ETC. 



comprises entré 0°.i et 37°.?. La dilatation du Prototype international JK avait été mesurée 

 antérieurement par la méthode absolue, au moyen du Gomparateur ä dilatation, ainsi que 

 par la méthode Fizeau. 



Ges observations ont conduit au resultat suivant: 



Goefficient de dilatation du Prototype N° 29, de 0° k f: 



« = 10-9(8 623 + 1,70!;) 



ou t désigne la température en degres du thermométre a mercure Tonnelet en verre dur, 

 ou bien : 



a = 10-9(8 674 + l,oo T) 



ou T désigne la température d'aprés l'échelle normale adoptée pour le service Internatio- 

 nal des Poids et Mesures (échelle du thermométre k hydrogéne). 



Lonyueur a zéro. Les mesures de longueur ont été faites au moyen du Gompara- 

 teur Brunner, dans Tauge å eau, sous la direction immédiate de M. le Directeur Broch, 

 par MM. Boinot et Isaachsen, Aides du Bureau. 



Les Prototypes nationaux, au nombre de 30, ont éte comparés entré eux, sytéma- 

 tiquement, en 11 groupes croisés, savoir 5 groupes de 6 Régles et 6 groupes de 5 Régles; 

 en outre, chacun d'eux a été comparé d'une part avec le Prototype provisoire /g du Bu- 

 reau International, lequel a été comparé en 1882 avec le Métre des Archives de France; 

 et d'autre part avec le nouveau Prototype International (Pt. Enfin ces deux derniers, 1^ 

 et ^ ont été également comparés entré eux. Dans chaque groupe les comparaisons ont 

 été faites dans toutes les combinaisons possibles. Ghaque comparaison compléte compre- 

 nait 4 comparaisons individuelles, dans les 4 positions que les Régles peuvent prendre 

 par rapport aux deux microscopes et aux obervateurs. 



Les resultats combinés de ces 196 comparaisons complétes, ou 784 comparaisons 

 individuelles, ont donné pour le Métre N" 29 



A la température zéro: 



PROTOTYPE N° 29 = 1» — 2.^8 ± O/*.! . 



L'équation du Prototype est donc: 



PROTOTYPE N° 29 = I"- — 2/'.8 + 8^.674 T + 0/'.ooi oo T^ ± 0^'.2, 



oii T désigne la température exprimée en degres de Téchelle normale adoptée pour le 

 service international des Poids et Mesures. 



Intervalles deft tratts auxiliaires. Ges iritervalles ont été déterminés, dans Teau, 

 avec les micrométres du Gomparateur Brunner, en observant k chaque bout séparément 

 les deux intervalles et leur somuie. Les observations ont été répétées dix tois, sous 

 chacun des deux microscopes. 



