KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 



27. n:o 6. 81 



Étude de la Régle. 



Coefficient de dilatation. L'étude du coefficient de dilatation de cette régle a été 

 faite au Comparateur Brunner par comparasion dans Tair ambiant, avec le prototype pro- 

 visoire du Bureau /g. On a fait, pendant les mois de Mai, Novembre et Décembre 1886, 

 ainsi qu'au mois de Janvier 1887, 4 series de comparaisons, aux températures de 22°. 826, 

 ll°.4i7, 7°. 803 et 4°. 169, suivant Téchelle du thermométre ä azote. 



Le coefficient de dilatation a été trouvé, entré les limites de ces températures et par 

 degré centigrade du thermométre å azote: 



0.000 018 381 + 0.000 000 017. 



Longueur de la regle. La longueur de la régle a été déterminée par trois series 

 de comparaisons avec la régle I^, exécutées en Novembre et Décembre 1886 et Janvier 

 1887. Chaque serie comprend 8 comparaisons dans les quatre positions que les deux 

 régles peuvent prendre par rapport aux microscopes et a Tobservateur. Ces trois series, 

 réduites ä zéro de température ont donné pour resultat: 



D= 1™ — 15^.0 + 0/«.2. 



Equation de la regle. On a donc, au mois de Janvier 1887, comme valeur de la 

 régle D, k t degres de température, échelle du thermométre a azote: 



Z) = 1™ — 15^.0 + IS/^.ssi t ± 0^.3. 



Cette étude a été faite par le Directeur personnellement, assisté en pai'tie par son aide 

 M"^ Boinot. 



Pendant toute cette étude, la régle a été supportée sur deux rouleaux placés ä la 

 distance de Bessel. 



Sous-divisions de la Régle. 



L'étalonnage des sous-divisions de la Régle a été effectué au Comparateur universel, 

 par M"^ Palaz, aide du Bureau, spécialement chargé des étalonnages. 



Décimétres. L'étalonnage des décimétres a été fait par déplacement longitudinal, 

 en comparant entré elles toutes les longeurs de 2, 3, 4, jusqu'ä 9 décimétres. L'étalon- 

 nage a été fait deux fois, la premiére fois au mois de Décembre 1886, la seconde 

 fois au mois de Mars 1887. Les corrections des traits et les valeurs des déci- 

 métres d'aprés la moyenne de ces deux étalonnages sont consignées dans le tableau 

 suivant : 



K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 27. N:o 6. 11 



