82 EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



Table des corrections et des valeurs des decimetres. 



Traits. 



Corrections. 



Valeurs i zéro de temperatur. 





 Idécim. 



2 

 3 

 4 

 5 

 ti 

 7 

 8 

 9 

 10 



0/'.0 



— 4 .0 



— 6 .6 



— 2 .4 



— 9 .1 



— 18 .5 



— 17 .5 



— 16 .8 



— 9 .7 



— 10 .4 



— 15 .0 



Premier décimétre 99mm,99G 



Deuxiénie » 99 .997 4 



Troisiéme » 100 .004 2 



Quatriéme » 99 993 3 



Cinqiéme » 99 .990 6 



Sixiéme j 100 .001 



Septiéme » 100 .000 7 



Huitiéme » 100 .007 1 



Neuviéme » 99 .999 3 



Dixiérae » 99 .995 4 



999mm.985 



L'erreur probable des corrections est ± 0^'.2. 



Centimetres. Le premier décimétre seulement étant divisé en centiinétres on n'a 

 pas pu faire Tétalonnage des centimetres par la méme méthode de déplacement longitudi- 

 nal. On a donc été obligé d'employer la méthode du déplacement transversal en compa- 

 rant les intervalles de la régle D, avec les intervalles de la régle en laiton du Bureau, 

 avec échelle divisée en millimétres désignée par le symbole N, dont les corrections, ainsi 

 que le coefficient de dilatation, sont bien déterminés. Gette méthode n'offre pas le méme 

 degré d'exactitude que Tétalonnage par déplacement longitudinal sans intervention d'une 

 seconde régle. 



La compai-asion a été effectuée par M" Palaz au mois de Mars 1887, par quatre 

 series, avec intervalles différents pour chacun des centimetres, en comparant les interval- 

 es entré 1 es traits des centiméti-es et ceux des decimetres 3, 4, 5 et 6, sur les deux régles. 

 Les resultats moyens sont consignés dans le tableau suivant: 



Table des corrections et des valeurs des centimetres. 



Traits. 



Corrections. 



V 111 e u r s il zéro de te m p c r a t u r <■. 





 Icentim. 



2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



0^<.0 

 + 2 .9 

 + .1 



— 3 .5 



— 2 .5 



— 3 X, 

 + 1 .8 



— 2 .7 



— 3 .8 



— .(i 



— 4 .0 



Premier centimétre lOinm.002 9 



Deu\iéme » 9 .997 2 





Quatriéme > 10 .000 



Oinmiiémc » 9 .998 9 



Sixiéme . 10 .005 4 



Sentifemc » 9 .995 5 



Huitiéme » 9 .998 9 



Neuviéme » 9 .997 2 



Dixiéme > 10 .002 i; 



l'rciiiicr déeimétre 99""". 991) 



